*W COSMOS. 



deduire le rapport du moment magnetique de ce barreau a la force 

 du globp, on a les elements n^cessaires pour obtenir la mesure de 

 ]a force horizontale du globe. Cette operation a etc f'aite le 21 mars 

 dernier, entre quatre et cinq heures du soir, par M. Liais. II a 

 t.ouv6 1,8944, en united metriques , pour l,i force horizontale 

 magnetique du globe a cette epoque 



" Les faisceaux de suspension du magnetometre bifilaire sont 

 renfermes dans un tube de verre ; ils ont un metre de longueur. Le 

 barreau est renferme' dans une boite octogone en glace, semblable a 

 celle de la boussole de dedinaison. Le barreau est egalement place 

 entre deux planches de cuivre, etporte, pour l'enregistrement pho- 

 tographique, un miroir concave en tout semblable a celui de la 

 boussole de declinaison. 



« Le moment magnetique d'un barreau aimante changeant avec 

 la temperature , et la situation du barreau dependant du produit 

 de ce moment magnetique par la force du globe , il en r^sulterait 

 la necessity de corriger les courbes des influences de la tempe- 

 rature , point par point, si Ton n'avait compense l'instrument 

 contre les effets de la chaleur. M. Brooke a obtenu cette compensa- 

 tion en faisant varier le couple de torsion, sous l'influence de la tem- 

 perature, dans le merae rapport que le magnetisme du barreau 

 dont les variations ont ete prealablement determinees par expe- 

 rience. II a suffi pour cela de faire en sorte que les deux crochets 

 de suspension se rapprochent quand la temperature s'eleve, effet 

 que Ton a obtenu par l'inegalite de dilatation du fer et du zinc. 

 L'instrument peut a volonte fonctionner avec ou sans la compen- 

 sation. 



« Le magnetometre de force verticale est place a Test du pavil- 

 ion. II consiste en un barreau collimateur semblable a ceux des 

 deux autres instruments, et supporte sur plan d'agate par une sus- 

 pension de balance a couteaux d'agate. Ces couteaux sont dans le 

 meridien magnetique, de sorte que le barreau se meut dans un plan 

 perpendiculaire au meridien magnetique. Son magnetisme tendrait 

 alors a le rendre vertical, mais un contre-poids le maintient horizon- 

 tal. Les variations de la force verticale du magnetisme font inclmer 

 cet instrument com me une balance; sa sensibilite depend de l'a- 

 baissement du centre de gravite et se regie a volonte. Com me pour 

 le magnetometre bifilaire il faut une compensation contre les effets 

 de la temperature; cette compensation est obtenue par un thermo- 

 metre porte par le barreau, et dont les dimensions ont ete determi- 

 nees par M. Brooke, d'apres l'etude des variations du magnetisme 



