608 COSMOS. 



am ener le curseur a cette position en frappant legerement le bou- 

 ton aveo un crayon. Pour bien juger de la C( incidence, le baro- 

 metre doit etre eclaire suffisammentpar demere. On le tourne avant 

 de l'aneter par les vis de sa suspension dans une position conve- 

 nable par rapport aux fenetres, et telle que le soir on puisse Y6- 

 clairer par une bougie ou une petite lampe. 



Le curseur dtant amend dans la position indiquee ci-dessus, on 

 procede a la lecture. On lit d'abord sur l'echelle le nombre entier de 

 millimetres au-dessus duquel se trouve le bord inferieur du cur.-eur 

 [division zero du vernier j) puis, pour avoir la fraction de milli- 

 metre en dixiemes, on cherche quelle est celle des dix divisions du 

 vernier qui coincide avec une quelconque des divisions de lYehelle. 

 Le numero de cette division sur le vernier indique le nombre de 

 dixiemes de millimetre que Ton doit joindre au nombre entier ob- 

 serve. Si aucune des divisions du vernier ne coincide exactement 

 avec une des divisions de l'echelle, on recherche quelles sont les deux 

 divisions du vernier qui se rapprochent le plus de la coincidence, et 

 on prend pour lecture la plus faible de ces deux divisions a laquelle 

 on ajoute cinq centiemes. Ainsi , par exemple, si on avait trouve 

 que les divisions 3 et 4 sont celles qui different le moins de la 

 coincidence, on lirait 35 centimes de millimetre. 



On inscrit la lecture ainsi faite dans la troisieme colonne du re- 

 gistre intitulee : Barometre lecture. 



2° Thermometre exterieur. — La lecture du thermometre ne 

 presente aucune difficulte. On estimera en dixiemes les fractions de 

 degre. Les temperatures observees seront inscrites dans la sixieme 

 colonne du registre, intitulee : Thermometre exterieur. Elles seront 

 precedees du signe -f- quand l'extremite de la colonne sera au- 

 dessus de zero, et du signe — quand l'extremitd de la colonne sera 

 au-dessous de zero. Exemple : -j- 4, 5 ; -j- 11, 0, -f- 0, 7; — 6, 4; 

 — 0,8. 



3° Vent. — 1" Direction. — La direction du vent a la surface 

 du sol doit etre estimee au moyen de girouettes ou de pavilions 

 flottants; lesfumdes, surtout quand le vent est faible, sont prefe- 

 rables. Cette direction ne doit jamais etre estimee par les images. 

 Les indications obtenues seront inscrites dans la colonne intituled : 

 Vent d'apres la girouette. 



Les initiales des noms des divers vents suffiront pour cet objet. 

 En voici le tableaux, en se bomant a 16 directions principales, 

 commencant par le nord et faisant le tour de l'horizon en passant 

 par Test : 



