MÉLANGES. 



Iîappout sur le Microscope achromatique de M. Selliguc ; par 

 M. Fresnel. (T. III, p. 345.) 



PL. 18. (T. 5.) Fig. 1. Microscope de Selligue monte et prêt à 

 servir; H. pied de l'instrument; G. charnière qui sert à le 

 rendre horizontal ou vertical à volonté ; F. engrainage à cré- 

 maillère pour rapprocher ou éloigner le porte-objet E des 

 objectifs. DM. miroir pour éclairer les objets transparens; N. 

 diaphragme percé, qui intercepte tous les rayous lumineux, 

 qui passeraient trop loin de l'objet transparent qu'on voudrait 

 examiner; P. prisme à surfaces sphériques, pour éclairer les 

 corps opaques. On peut suivre sur la figure la marche des 

 rayons RRR, qui viennent se rendre sur le porte-objet; D. 

 objectifs achromatiques , au nombre de quatre, lorsqu'on veut 

 obtenir le pouvoir amplifiant le plus fort; S. verre concave 

 destiné à accroître la force de l'instrument en augmentant la 

 divergence des rayons; O. oculaire, G corps de lunette; A,B. 

 tubes mobiles à frottement, qui servent à éloigner à volonté 

 l'objectif de l'oculaire. 



Fig. 2. Marche des rayons dans l'appareil. Pour simplifier l'ex- 

 plication et la figure , on n'a supposé qu'un seul objectif. Soit 

 oz, l'axe de l'instrument, et r le limbe de diaphragme de l'ob- 

 jectif, oh placé un peu plus loin que le foyer v de l'objectif, 

 sera vu dans les conditions suivantes. Le rayon parti du point 

 // , par exemple , après avoir traversé l'objectif, ira croiser 

 l'axe et tomber en s sur le verre concave/*/; au lieu de se 

 diriger alors suivant la droite sel, il ira tomber en a sur le pre- 



