296 COSMOS. 



experiences spirometriques, tout en pcrmeltant d'oblcnir le de- 

 gr£ d'approximation qu'on a interet a rechcrcher. 



Mod instrument se .compose d'un lube de lailon de lj Milli- 

 metres de diametre, forme d'unc parlic cylindrique el d'une par- 

 lie rccourbee raccordees entrc elles. Une helice a ailcs tres-legeres 

 est niontee sur une tige d'acier qui se trouvc dans l'axe de la 

 partie cylindrique dutubc. Une des extremites de celte tige sort 

 du lube en traversant un trou pratique dans la paroi, ct porle une 

 vis sans (in, destinee a communlquer le mouvement a un comp- 

 teur. Deux roues dentees engrenent avec cette vis sans fin; 

 Tune porle l'aiguille du comptcur qui marque sur un cadran fixe 

 divise en aulantde parties que la roue a de denls, 501, les unites 

 du nombre des tours de l'belice. L'autre roue dentee n'a que 

 quarante-huit dents ; par consequent , quand l'autre qui a 

 cinquante dents a fait son tour complet, clle a fait un tour plus 

 2/48 e ou 1/24°; elle porte un cadran mobile divise en vingl-quatre 

 parlies, et cbaque fois que l'helice fait cinquante tours, l'aiguille 

 se deplace par rapport au cadran mobile d'une division de ce 

 cadran ; le compteur enregistre done le nombre des tours de 

 l'belice de a 1 200. Indiquons les principaux usages de rinslru- 

 menl : 



1° J'ai du me preoccuper d'abord de la mesure de la quantile" 

 d'air que Ton pent expirer, apres une inspiration aussi forte que 

 possible MM. Hutchinson et bonnet (de Lyon) ont deja appele 

 1'attenlion des medecins sur celle mesure qui leur a paru etre 

 d'un grand interet au point de vue du diagnostic des maladies du 

 poumon. Le premier a experimenle avec un gazometre equilibre ; 

 les indications de son instrument necessitent une correction 

 variable avec la temperature de i'eau de sou gazometre. J'ignore 

 s'il en a tenu compte, mais assurement elle n'est pas negligeable 

 puisqu'elle peut s'elever a pres d'un litre pour de tres-ibrtes 

 expirations. Pour s'en assurer , il faut calculer a l'aide des for- 

 mules de la physique la variation de volume qu'eprouve Fair sa- 

 ture a ^0 degres, en passant dans de l'eau a 10 degres. La meme 

 correction est necessaire pour les volumes que donne un comp- 

 teur a gaz, ct cet instrument presente de plus l'inconveuient de 

 donner des indications inexacles, trop faibles, dans les grandes 

 vitesses que fournissent presque loutes les personnes que Ton 

 fait souffler. En traversant mon spirometre l'air conserve tres- 

 &ensiblement le volume qu'il a dans le poumon , il n'y a done 

 point de correction a faire aux volumes qai sont indiques par le 



