COSMOS. 



405 



ser le prix , de rendre les manipulations plus faciles, et dont on 

 modifle la graduation par l'adoption d'unc nouvelle unite. 



II est represente fig. 1, 2, et 3. 



Fig. 1. A, loupe simple qu'on peut avancer ou reculer pour 

 1'adapter aux differentes vues et procurer dans tous le cas la vi- 

 sion distincte; B, prisme de Nicol, faisant fonction d'analyseur; 



• #Oi/#eoi/z£ v« 



C, eercle gradue tournant dans un plan vertical en meme temps 

 qu'il enlraiae l'analyseur B, a l'aide d'un mecanisine que la 

 fig. 2 fait mieux comprendre; D petite tige trian- 

 gulaire servant de point de repaire pour mieux 

 compter les degres du eercle gradue ; E plaque 

 de quarz, a double rotation , formee de deux 

 demi-disques ayant cbacun l'e'paisseur de 7 mil. 

 et qui donne la teinte sensible ou bleuc vio- 

 lacee, lorsqu'on regarde dans l'instrument regie 

 a zero ; FF tube rempli de la liqueur a analyser 

 termini par deux bonnettes a plans de glaces mobiles, et muni a 

 l'interieur d'un diaphragme pour regulariser la marcbe des 

 rayons ; G prisme de Nicol servant de polariseur ; I, bonnette en 

 verre vert-pale qu'on laisse en place quand on opere a la lumiere 

 artiflcielle, que l'on retire quand on opere a la lumiere diffuse, ou 

 des images gris. 



La figure 3 represente l'appareil monte et en fonction sur la bolte 

 SS' qui lui sert de pied. 



Pour operer, on prepare d'abord le liquide , en mesurant dans 

 l'eprouvette graduee qui accompagne l'instrument, 25 centimetres 

 cubes d'urine diabetique, ajoutantl centimetre cube d'extraitde 

 saturne, sous-acetate de plomb, 1 centimetre cube d'ammoniaque 

 liquide, et assez d'eau pour former un volume de 50 centimetres 

 cubes ; on agite le melange avec une baguette de verre, on laisse 

 reposer pendant quelques minutes, et l'on iiltre dans l'eprouvette 

 non graduee ; les premieres portions de liquide qui passent sont 



