COSMOS. 5/i3 



un faisceau emane d'un point determine du ciel varie avec la 

 transparence de l'atmosphere, et par consequent avec la vivacite 

 dela teinte quile colore, il n'est point cependant evident, comme 

 on l'a gencralement admis jnsqu'ici, que ces deux quantiles va- 

 lient dans un meme rapport; les instruments de mesure fonde's 

 sur la proportionnalile de ces deux elements ne peuvent des lors 

 conduire qu'a des resultats d'exactitude douteuse, et le doute 

 devra subsister tanlque l'experience n'aura point donne la solu- 

 tion de cette question. 



D'un autre coEe, G&tte concordance serait-ellc parfaitement 

 etablie, 1'emploi exclusif de Fun de ces moyens serait insuffisant 

 pour etudierles lois de la polarisation atmospherique , ces der- 

 nieres devant se deduire d'observations faites dans des circons- 

 tances parfaitement definies. 



Les considerations precedentes m'ont conduit a introduire dans 

 le polarimetre que j'ai eu l'honneur de presenter al'Academie (1) 

 quelques modiiications fort simples, qui me permettent d'appli- 

 quer cet instrument a des observations cyanometriques directes 

 et precises. 



Pour transformer cet appareil en cyanometre, on enleve la 

 plaque a deux rotations ; on substitue au prisme bi-refringent un 

 prismedeNicol; a l'extremite objective du tube, on adapteun e'cran 

 articule forme d'un chassis sur lequel est tendue une feuille de 

 papier blanc ; on introduit entre les deux prismes de Nicol une 

 plaque de quartz, perpendiculairea l'axe, de 1 millimetre d'epais- 

 seur, et une lame mince parallele a l'axe donnant la teinte violette 

 et sa complementaire dans la lumiere polarisee. La premiere 

 peut etre retiree de l'appareil au moyen d'une ouverture laterale 

 dans laquelle glisse la piece qui la supporte; laseconde, fixee a 

 l'une des extremites d'une alidade, est engagee au centre du cercle 

 de polarisation dans une piece h coulisse. La rotation de cette 

 plaque, independante de cellede Tanalyseur, est cependant mesu- 

 re'e sur le meme cercle , au moyen d'un vernier que porte l'autre 

 extremite de l'alidade. Cette disposition permet d'enlever aussi 

 cette lame pour regler l'appareil. 



La lumiere blanche reflechie par l'e'cran est, apres avoir subi 

 Taction des lames cristallisees, coloree d'une teinte qui depend de 

 l'inclinaison de l'axe de la lame mince sur le plan de la section 



'(1) Voir le Comple rendu de I'Academie des scieuces, t. xxxix. Seance du 23 oo 

 tolire 1854; et Cosmos, t. v, p. 491 el 497. 



