5hU COSMOS. 



principale du polariscur ct de l'azimut de la section principale 

 del'analyseur. 



Ce systeme, commc nous le vcrrons, permet de reproduire fa- 

 cileinent la teinte d'une partie quelconque du ciel ; mais pour 

 opercr surement, ilest necessaire que l'intcnsite de cette derniere 

 puisse etre ramcneea l'intensite de celle qu'on lui compare. Dans 

 certains cas, on pourrait faire rinverse, en inclinantplusoumoins 

 l'ecran sur l'axe dufaisceau incident; mais comme, en general, il 

 convient d'introdnirc le plus de lumiere possible dans cette partie 

 de lappareil, il vaut mieux recourir aun autre moyen. 



A cet effet, dans un collier visse" sur cette premiere partie de 

 j'instrument est engage a frottement, et parallelement aii premier, 

 un second tube muni dedeux prismes de Nicol; lesrayonsquiont 

 traverse' les deux systemes sont totalement reflecbis a angles 

 droits par deux prismes rectangles isoceles, au moyen desquels 

 les deux images rapprochees jusqu'au contact peuvent etre exa- 

 minees d'un m6me coup d'oeil. L'instrument e"tant pointe" sur la 

 partie du ciel a observer, on cherche quel est l'azimut de l'ana- 

 lyseur du systeme reproducteur de la teinte pour lequel cette 

 teinte se rapprocbe le plus de celle de l'autre image ; on ramene 

 celle-ci a une intensite sensiblement egale a la premiere par une 

 rotation convenable de l'analyseur qui lui correspond ; la diffe- 

 rence de teinte , si elle existe , est alors plus apparente et la cor- 

 rection s'opere tres-facilement, soit en faisant varier l'azimut de 

 l'analyseur de l'autre systeme , soit en faisant varier legerement 

 1'inclinaison de la lame mince, afin de compenser l'exces de lu- 

 miere verteou violette qui setrouvedansla teinte primitive. Cette 

 comparaison, avec un peu d'babitude, s'effectue avec une extreme 

 facilite. 



II est un point tres-important a consid^rer, c'est celui qui cor- 

 respond en rneme temps au maximum de polarisation et a la par- 

 tie la plus bleue du ciel. Pour ce point, la teinte m'a paru etre 

 constamment de meme nature. 11 en resulte que, si on se borne a 

 observer ce point du ciel, la position de la lame mince ne change 

 point, l'azimut de l'analyseur varie seul. Par consequent, les azi- 

 nmts seuls peuvent servir a retrouver une teinte donne'edu ciel; 

 mais en general, il est necessaire de faire varier 1'inclinaison dela 

 lame mince (1). 



(1) Urt cyanometre, dont l'usage serait limits a l'observation de ce point, pourrait 

 etre dispose tres-simplement, les polariseuis seraienl rem places paides prismes tres-refrin- 

 gents, le pied assez complique du polariraetre serait supprime. Cet instrument, pe u 



