COSMOS. 545 



Au moyen de ces donnees de l'observation et des epaisseurs 

 connues des lames de quartz, on peut determiner ce que j'appel- 

 lerai I'etat cijanometrique d'un point du del, c'est-a-dire le rap- 

 port de la quanlite de lumiere bleue a celle de la lumiere blanche 

 dont le melange produirait pour l'ceil la teinte observee. De Fe- 

 paisseur de la lame de quartz perpendiculaire a l'axe, on deduira, 

 comme l'a enseigne" M. Biot, la rotation des plans de polarisation 

 relatifs aux rayons des teintes principales du spectre ; on con- 

 naitra par consequent les inclinaisons de l'axe de la lame mince 

 sur cbacun de ces plans ; on calculera les intensites correspon- 

 dantes de la lumiere emergente au moyen de l'une des formules 

 de Fresnel. qui se rapportent aux lames minces cristallisees ; enfln 

 on appliquera a ces valeurs la regie de Newton , reduite en for- 

 mules par M. Biot, ce qui permettra de determiner la nature de la 

 .teinte et son intensite comparative. 



Pour eviter les calculs de chaque observation, il sera commode 

 de construire des tables a double entree renfermant les etats cya- 

 nometriques correspondant aux azimuts observes. Eu publiant 

 les resultats compares fournis par le polarimetre et le cyanometre, 

 je donnerai tous les details de ces calculs. 



Quant a la maniere de determiner Forigine des angles, elle est 

 fort simple : avant d'operer, on rabat l'e'cran pour livrer un pas- 

 sage direct a la lumiere ; on enleve les lames de quartz et on note 

 l'azimut auquel correspond Fextinction du faisceau polarise du 

 systeme reproducteur de la teinte , en le pointant sur une partie 

 du ciel vivement eclaire'e ; on l'obtient facilement a une ou deux 

 minutes pres; on replace la lame mince et on la fait tourner sur 

 elle-meme jusqu'a ce que Fextinction de la lumiere ait lieu de 

 nouveau : danscette position, l'axe de la lame est parallele a la 

 section principale du polariseur. 



Pour que la teinte du ciel ne soit point altere'e, ilfaut avoir soiu 

 de dinger la section principale du polariseur de Fautre systeme 

 dans le plan de polarisation de la lumiere incidente : on emploie 

 a cet effet le polariscope a deux rotations, comme je Fai indique 

 en donnantla tbeorie du polarimetre. 



— M. Dumas, entin, expose avec quelques details les e'tudes de 

 M. Herve Mangon, ingenieur des ponts et cbaussees, sui' le parti 

 qu'on peut tirer des eaux des egouts. 



couteux et Ires-portatif pourrait rcndre de grands services a la meteorologie. 

 M. J. Duboscq, qui sur mes indications a modifie moii polarimetre primitif, se propose 

 de construire quelques cyanomelres d'apres ces dernieres donnees. 



