60/» 



COSMOS. 



quelle est soude un socle egalemenl c> liiulrique, serl de recipient; 

 un lube T, de 15 millimetres de diametre, s'elevc ve> ticalement 

 dans lave du recipient, traverse le fond, se coudc dans le socle, 

 d'ou il sort, sous une legere inclinaison, pour sc conlinuer avec 



un tube en caoulcbouc vulcanise, 

 de longueur variable, mais ter- 

 mine par une emboucbure A, le- 

 gercment conique; e'est le tube 

 respiratoire. Une clocbe G cylin- 

 drique, en lailon egalement, de 

 30 centimetres de haut et de 16 

 centimetres de diametre, est ren- 

 versee dans le recipient plein d'eau; 

 elle est maintenuc, dans toutes 

 ses positions dans un equilibre 

 stable au moyen d un contre-poids 

 P et d'une cbaine S, qui passe sur 

 une poulie R, etdontles anneaax, 

 inegaux en poids, compensent les 

 variations quesubit le poids de la 

 cloche, suivant qu'elleplonge plus 

 ou moins dans l'eau du recipient. 

 L'echelle L, dont les divisions de 

 a 5 500 correspondent a 15 centi- 

 metres cubes, est fixee surle mon- 

 tant M qui soutient la poulie etqui 

 s'adapte avec precision, par la 

 gaine G, sur le recipient. 



Pour determiner la capacite vi- 

 tale du poumon, nous ciiercbons 

 le volume de Pair inspire et celui 

 de P air expire. A cet ellet, nous 

 versons de l'eau dans le recipient jusqu'a la hauteur N, fixee pour 

 notre spirometre, de maniere a ce que la cloche plonge toujours 

 dans lememe volume d'eau; dans toutes les experiences que nous 

 faisons, nous abaissons la cloche au niveau du de l'echelle, 

 quand il s'agit de recueillir la quantite d'air expire; puis, apres 

 avoir fait inspirer et expirer successivement la personne que nous 

 voulons examiner, nous luirecommandons de faire une profonde 

 inspiration et de lancer dans la cloche l'air expire par le tube res- 

 piratoire, en placant dans sa bouche l'extremite terminee par 

 i'embouchure ; le point ou s'arrete le bord superieur de la cloche 



