COSMOS. AA - 



indique te nombrc do centimetres cubes d'air expire Cette opera 

 tion, que tous n'executent pas egalemont bien ,iu premier conn 

 est renouvelee trois fois et nous en conservons le r&alt&t msiTi 

 mum. maxi ~ 



Pour avoir le volume d'air inspire, nous elevons la cloeV au 

 niveau do la division do l'echellc qui marque 5 milliemes de oefi 

 timdres cubes; puis, apres une expiration el une inspiration sue 

 cess.ves, nous faisons faire une expiration prolonged- et pen 

 dant le court intervalle de repos qui suit, la personne soumise 

 a 1 examen place l'embouchure dans sa bouche et inspire aussi 

 longtemps que possible de Fair qu'elle puise dans la clocbe • celle 

 ci descend et le point ou elle s'arrele sert a determiner le volume 

 d air inspire. 



Les avantages que presente notre spirometre sur tons les autres 

 gazometres, depuis celui d'Hutchinson jusqu'a ceux des proles 

 seurs A ogel et Wintricb, peuvent se resumer en ces deux mots ■ 

 simplicitc et precision. 



II est simple, parce que le tube respiratoire n'est plus garni de 

 robinets et de courbures qui entravent la circulation de 1'air et 

 troublent les experiences, en faisant accumuler de l'eau dans les 

 courbures du tube; l'inclinaison que nous avons donneea ce der- 

 nier, dans notre appareil, obvie a ces inconvenients. De cette pre 

 miere modification il resulte que l'air de la cloche, avant l'inspi- 

 ration et apres l'expiration, se trouve avoir la meme tension sous 

 la meme pvession atmospherique; de la 1'inutilite du manometre 

 dont nos predecesseurs compliquent leurs spirometres • de la le 

 retabbssement spontane du niveau de l'eau dans le recipient et 

 dans la cloche j de la la fixite du de notre e'chelle ; de la 1'inutilite 

 d une cloche en verre et de fenetres cimentees dans le recipient 

 pour retabhr les niveaux du liquide apres chaque experience • de 

 la encore la possibility d'avoir une echelle immobile, basee seule- 

 ment sur le volume d'air que contient la cloche. 



II y avait une difficulte plus grande a resoudre, e'etait de sou- 

 tenir la cloche dans un equilibre stable quel que bit le degre de 

 son immersion dans l'eau. Le calcul pouvait aider dans cette cir- 

 constance; mais nous y sommes arrive aisement par le tAtonne- 

 ment, en graduant le poids de la chaine de maniere a aj outer au 

 poids de la cloche, ou a en retrancher, des quantites correspon- 

 dant au poids de l'eau deplacee; de cette facon, la roue dentee 

 et armee d'ecrans, telle qu'elle existe dans les meilleurs spirome- 

 tres de Jachne\ a pu etre remplacee par une simple poulie ; de 



