3£2 OBSERVATIONS SUE. LA PHFSIQUE, 



fiblement plus petit ( 52) : s'il etoit fenfiblement plus grand, les varia- 

 tions de hauteur de la colonne de mercure ne feroient pas affez 

 graudes. Avec les dimenlionsque j'indique, quand on met I'hjgromitre 

 dans I'eau provenante de la glace , par un beau jour d'ete , l'abaille- 

 ment de la colonne de mercure ell d'environ 6 pomes. Le diametre 

 exterieur de ce tube doit etre d'environ 2 lignes , ami que la partie gg 

 d'une piece dc laiton dans laquelle il pafle , qui doit entrer dans le 

 tuyau d'ivoire , foit auili mince qu'il eft poilible , l'extremire de cette 

 piece pouvant etre touches par le mercure , malgre une precaution 

 dont je parlerai bientor ( 38 ). 



3J. Ce tube , comme je l'ai deja dit , doit avoir appartenu a un 

 thermometry Son extremite fe trouve done naturellement evafee vers la 

 bouche. II taut conferver cette evafure , afin que , lorfqu'on verfera le 

 mercure dans I'hygromhre , il puille chalTer l'air devant lui en s ele- 

 vant du tuyau d'ivoire dans ce tube. Pour conferver cette evafure , il 

 taut rompre d'abord la boule du thermomhre en frappant fur fon 

 fond , & brifer le refte peu-a-peu avec une pince jufqu'aupres du tuvau , 

 dont enfuite on rend I'extremite cylindrique , en l'ufar.t fur la roue d'un 

 lapidaire. On en fera de meme a fon autre extremite , a laquelle je 

 fuppofe qu'on a fait fouffler une olive, ou petit refervoir , pour le rem- 

 plir lorfqu'on a rait le thermomhre qui, comme je l'ai dit ci- de- 

 vant (23 ), doit preceder Yhygrometre. On aura foin, dis-je , de con- 

 ferver 1'evafure qui fe trouvera a I'extremite du tube au fond de ce re- 

 fervoir ; j'en dirai la raifon en fon lieu ( £2 ). 



36. La piece// gg eft deftinee a reunir le tuyau d'ivoire avec le 

 tube de verre. Cette piece eft de laiton , & fa forme eft reprefentee 

 par la figure. Elle doit etre percee d'un trou cylindrique , par lequel 

 le tube puifle paffer aulli jufte qu'il eft poilible , fans rifque qu'il fe 

 rompe , & fon extremite doit entrer avec quelque force dans le tuyau 

 d'ivoire. 



37. Pour empecher que la partie de ce tuyau qui embrafle la piece 

 de laiton , ne participe aux variations produites par Yhumor , ce qui 

 l'empccheroit quelquefois de proffer cette piece comme il eftneceffaire ; 

 j'ai recouvert cette partie du tuyau, d'une virole de laiton, dont on voir 

 la coupe en hh ii. Cette virole doit entrer avec force, & je la regar- 

 derai dans la fuite comme faifant pattie du tuyau. 



38. Pour reunir routes ces pieces , j'emploie la gomme laque , qui 

 fe fond a l'attouchement du laiton & du verre chauds. Je cimente 

 d'abord la piece de laiton avec le tube de verre , Sc pour cet effet , 

 je tais paffer le tube dans cette piece, que jelaiile d'abord a un pouce de 

 diftance de la place ou elle doit refter. Je prefente enfuite ce bout du, 

 tube a des charbons ardens , en l'en approchant psu-a-peu , He le tai-, 



