394 OBSERVATIONS SUR LA, PHYS IQl/E, 



de I'ivoire. Pour accelerer fa fortie , j'ajufte mes hygrometres dans une 

 boite faite expres, que j'attache a-peu-pres verticalement a Tarpon de 

 la felle d'un cheval , fur lequel je vais me promener quelques heures 

 au petit trot. Ces fecouffes divifent quelquefois la colonne de mer- 

 cure ; mais on la reunit aifement avec le crin. On reconnoir que tout 

 Voir ell forti r lorfqu'en fecouant verticalement Yhygromhre , on n'ap- 

 per§oit plus de tremblotement a l'extremite fuperieure de fa colonne. 



42. Je viens aux operations qui doivent fervir a former Vechelie de 

 I'hygromkre , £c premierement a celle qui determine la bafe de cette 

 e'chelle (if) 5 il eft en etat de l'eprouver q 11 and i-'air en eft entierement 

 forti. Je le fufpens alors dans un vafe rempli de glace pilee , meiee de 

 Yeau quelle produit en fe fondant , & j'ai foin de reparer fa fonte en 

 en mertant de la nouvelle pendant la duree de l'operation , qui eft de 

 dix a douze heures. Dans la premiere heure , le mercure s'abaiile de 

 plus du tiers de l'efpace qu'il doit parcourir ; il fait moins de chemin 

 dans la feconde , & fa marche va ainii en fe ralentilTant de plus en 

 plus , jufqu'a ce qu'il refte fixe , ce qui arrive ordinairement au bout 

 de fept ou huit heures , & il en demeure deux ou trois dans cet etat. 

 Vivoire alors etant devenu plus tranfparent par fon kumidite , on ap- 

 percoit une rofee extremement menue a la furtace du mercure qui la 

 rend un peu chato'i'ante. Enfin , le mercure commence a remonter , & 

 l'operation eft finie : on voit alors de petites gouttes d'eau a fa fur- 

 face ; c ; eft 1'efFet que j'avois attendu (26 ). 



43. Je fais fuivre par unjfZ de foie tres-mince , fortement lie fur 

 le tube, les derniers pas du mercure dans fon abailfement , & cefil 

 refte au point le plus bas ou il a ete conduit. Si ce point fe trouve 

 trop bas , relativement a l'efpece de monture que doit avoir I'hygrv- 

 mhre , je remets du mercure dans le tube , ce qui raoblige a elever 

 le fil a proportion : s'il eft trop haut , jote du mercure & j'abaifle le 

 fil j- le crin fert a l'une & a l'autre de ces operations. II faut les faire 



quand le mercure paroit celter de s'abailfer , afin que la place ou le 

 til doit refter , foit determinee immediatement par l'obfervation 

 meme. 



44,. Ce point ainfi determine, eft nomme %e'ro dans mon hygrometre; 

 e'eft celui ou la fecherejfe eft nulle ( s'il m'eft permis de m'exprimer 

 ainli ) , puifque e'eft celui de i'humidite extreme , par une ckaleur don- 

 nee , qui eft celle de la glace fondame : e'eft de ce point que doivent 

 fe compter les degres dont je vais parler , qui deviennent ainh des degres 

 de defsechement. 



45-. La derniere operation qui tient efTentiellement a la conftruclion 

 de Yhygromhre , eft celle qui determine la grandeur de fes degres : je 

 decriiai ccttc operation par un exemple. On fe rappellera que le tube 



