3pf OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



determines , commencent a fe compter depais le fil qui marque fir le 

 tube de I'ltygromhre , Vhumiiite extr'bne par la chaleur \irO du ther- 

 momctre commun. 



49. On voit l'inftrument rout monte dansla_/zg. 7, dont les dimen- 

 sions font en tout fens Ja moitie de celle de l'original. Sa jnonture eft 

 de fapin ; c'eft le bois qui eprouve le moins de changement dans la 

 longueur de fes fibres. La partie inferieure de cette monture eft percee 

 de toute la hauteur du tuyau d'ivoire , afin que Fair circule libreinent 

 autour de ce tuyau & de la boule d'un thermometre dont je parlerai 

 ci-apres. h'hygrometre eft retenu en trois endroits fur cette monture ; 

 par fa partie inferieure , qui repofe fur line petite confole ; par le haut 

 de fon. tube , qui paffe dans une petite piece de bois dur ou de metal, 

 fixee par deux vis : mais principalement il eft lie avec du ill de cuivre 

 rouge fur le collet de la piece de laiton qui reunit le tube avec le 

 tuyau d'ivoire : cette piece eft enchaflee dans une petite plaque de bois 

 dur , qui remplit en cet endroit une rainure fake d'abord dans toute 

 la longueur de la piece de fapin. 



JO. Pour garantit de la pouffiere 1'ouverture du tube , j'ai renferme 

 fon extremite fuperieure clans un petit etui d'ivoire. On ne peut pas 

 fceller ce tube , parce que f\ , en le fcellant , on y laiiloit de i'air , 

 cet air s'oppoferoit a Fafcenfion du mercure ; Sc il fon en chalfoit 

 I'air, le mercure feroit fouJcve jufqu'au fommet par la predion de I'air 

 exterieur fur le tuyau d'ivoire ; c'eft ce que j'ai eprouve. 



Ji. II refulte de-la un petit inconvenient ; c'eft que l'extremite de 

 mercure communiquant avec fair , fi elle s'arrete long-tems dans une 

 meme partie du tube , ou qu'elle n'y faffe que de petits mouvemens , 

 il arrive quelquefois qu'elle depofe un peu de falete fur les parois du 

 tube : mais j'y remedie aifement par le moyen d'un fil de laiton , dont 

 j'ai dentele l'extremite en forme de lime , afin qu'il retienne quelques 

 brins de coton dont je l'enveloppe. Ce fil eft aifement introduit dans 

 le tube , a caufe de l'evafure de celui-ci dont j'ai parle ci-devant ( 3 J ) : 

 je l'y introduis lorfque le mercure fe trouve abaiffe au-defious de la par- 

 tie du tube qu'il a falie , & je la nettoie fort bien par ce moyen : c'eft 

 pour faciiiter cette operation , qu'il faut employer des tubes qui aient 

 a peu-pres | de ligne de diametre interieur. 



52. L'e'ckelk de 1'kygroinetre eft tracee fur une tringle de fapin , qui 

 glifle dans cette rainure dont j'ai parle ( 49 ). Cette tringle , 8c 

 routes les autres parties de la monture , doivent etre recouvertes de 



Japier , pour y tracer les diverfes e'chelles neceffaires, & ce papier 

 oit ctre vewiifTe enfuite. On peut audi les recouvrir de minces plaques 

 de cuivre blanchi. 



53. La mobilke de re'chelle de I'hygromhre a pour but de corriger 



