SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 461 



Voila fur quo! j'ai principalemcnt fonde l'efperance que mon hy- 

 grometre fe perfectionnera , 011 que du mains il cccircra de nouvelles 

 ilees qui, par quelqu'aurre route peut-etre, conduiront enrin a une 

 niefure exaifte de ['humor. L'efperance d'atteindre un but , eft un des 

 plus puilTants fecours pour y arrive* j & )'.•', ^rc an moins dc la fairc 

 naitre fur cet objet. 



Premieres rues pour perfettienner l'Hvcrometre. 



66. La perfualion 011 je fuis qu'il faut 1111 concours d'hommes atten- 

 tifs pour perrc'ifHonner les inventions humaines , m'a fait infifter d'abord 

 fur les raifons generates d'etperoi q'K- Yhygromhre fe perfectionnera. 

 Je vais a prefent en donner de particulieres , d'apres les remarques 

 que j'ai deja raites fur cet instrument pendant le peu de terns que j'ai 

 eu pour 1'obierver. 



La premiere , Sc Tune des plus importantes de ces remarques, e'eft 

 que le tuyau d'hoire de celui de mes hygrometres qui fe dent le plus 

 haut fur Ion echelle,_fe trouve en racrae terns le plus mince. Ces 

 deux chofes n'ont - elles point de liaifons entr'elles > C'eft ce qu'il 

 faudra examiner par l'expeiience. .Mais , en attendant , il me femble 

 entrevoir que les fibres de Yiroire pouvant etre entrelacees , elles doi- 

 vent, en ce cas , relilter d'autant moins as'ecarter ou a fe rapprocher, 

 que leurs faifceaux ont une moindre epaifTeur. Quel que foit le degre 

 dimportance de cette remarque , on ne rifque rien du moins a don- 

 ner toujours exactement une meme epaifTeur a ces tuyaux. J'en ai bien 

 eu le dellein dans ceux que j'ai faits , mais malheureufement j'avois 

 cru pouvoir les tourner fur des cylindres de bois dur , & je me 

 fuis appergu , trop tard , qu'on ne peut point en attendre d'exacti- 

 tude. Celt , pour qu'on evire le meme inconvenient , qu'en parlant 

 de la maniere de tourner cette piece , j'ai confeille un cylindre de 

 laiton. 



67. La meme precaution eft encore ncjeffaire pour parvenir sure- 

 ment a ce que chaq le tuyau ait une epaifTeur egale dans toute fa cir- 

 conference , & cette condition n'eft pas moins effcntidle que h pre* 

 cedenre ; car j'ai remarque , dans c.ux de mes kygromitres dont les 

 tuyaux n'ont pas une egale epai'Teur , qu'ils fe courbent plus ou moins, 

 fuivant le degre d' humor auquel iis font expofes. 



Cell -la probablcment la principale cau!e de ce que ces inftrumens 

 ne confervent pas toujours e'ritr'euS les memes rapports (j8); car ces 

 courburcs, ne fuivant pas les memes loix , doivent changer irregulic- 

 rement la capacite des tuyau* , & par consequent , la hauteur du mer-- 

 cure dans les tubes. Les differences de cette efpece , que j'ai obfer- 

 Tome V, Part. VI. \~]~}<;. 



