4<J2 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 

 vees , ne font pas , a la verire , bien grandes ; mais quelque petite que 

 foit une caufe d'imperfe&ion , il eft toujours incerefFant de la retrancher, 

 pour aider la decouverte de plus grandes , en ifolant ainfi de plus en 

 plus leurs efFets. 



68. Pour parvenir a ce que les tuyaux fe maintiennent droits , il 

 fauc faive une attention plus importante encore ; c'eft que le tiflu de 

 Yivoire foit le meme dans toute la circonference du tuyau. II y a affez 

 de difference , meme a l'ceil , dans Forganifation des parties exte- 

 rieures , moyennes & interieures d'une meme dent d'elephant ; il eft 

 poffible auffi , qu'outre cette difference dans la nature & dans l'arran- 

 gement vifible de fes fibres , il y en ait encore dans leur degre de 

 tenfion , tellement que certaines fibres deviennent plus difpofees 

 que d'autres a fe relacher , quand on a coupe la dent en morceaux. 

 Si done ces differences fe rrouvent dans un tuyau , c'eft- a dire, fi fun 

 de fes cotes eft plus poreux que l'autre , ou d'un tiffu plus foible , 

 ou que fes fibres foient plus difpofees au relachement , ce tuyau pren- 

 dra une courbure ou momentanee ou permanence , & i'hygromitre au- 

 quel il fervira, ne fera pas d'accord avec les aucres. II fauc done 

 cliercher a faire ces tuyaux avec une parcie de la dene qui foic homo- 

 gene ; & celle qui m'a paru l'etre le plus dans une certaine etendue , 

 c'eft celle qui eft encre le centre & la furface , a quelques pouces de 

 iftance de la pointe de la dent ; c'eft par cette raifon que je fai 



di 



confeillee 



69. Cette differente organifation des differences parcies de la dent 

 d'elephant , rend encore neceffaire , a un autre egard , de bien deter- 

 miner celle de ces parties qu'on emploiera aux hygromhres. Sans ce 

 choix , leurs tuyaux , qui doivent etre femblables en tout , pourroient 

 ecre fairs de fubftances reellement differentes , quant a la dilatabilite 8c 

 a la fenfibUite, c'eft a-dire , que I' humor pourroit y produire des efFets 

 plus ou moins grands , ou plus ou moins prompts. Cette confiderarion 

 obligera done peut-etre encore a dererminer & la groffeur de la dene, 

 & la diftance de la poince a laquelle le morceau devra etre coupe ; 

 car ForCTaniFation peut varier dans des dents de difFerentes grofFeurs, 

 & du fommet vers la bafe , comme elle varie dans le fens de la lar- 

 o-eur. Je n'erois pas afTez sur du fucces de mon inftrumenc pour faire 

 toures ces attentions des fon origine ; mais actuellement je les crois 

 importantes. 



70. Enfin , il eft une autre precaution que j'avois bien trouve necef- 

 faire d'abord , mais que le manque d'outils convenables m'a empeche 

 de prendre a mon gre ; c'eft de percer le tuyau exaclemenc dans la 

 direction de fes fibres. Car pour peu que le canal foic oblique , rela- 

 tivement a cette direction , les fibres feront coupees de diftance en dif- 



