SUR VH1ST. NATURELLE ET LES ARTS. 4^3 



tance ; 8c le tuyau fe trouvant affjibli dans ces parties , fes dilatations 

 ou ceflenemens manqueront dc regularite. 



71. Voila , jc l'avoue , bien des precautions necefTaires, mais dies 

 n'etonneront point les vrais I'hyficicns. lis ont obferve d'apres Its one- 

 rations dc la Nature ; ils fa vent que la regularite de fa marche tient a 

 une prevoyance qui n'a d'autre borne a nos yeux que celle de nos 

 yeux nicmes, cV que par confequent , l'art n'imite la Nature qu'a pro- 

 portion de ce qu'il imite fes (bins. 



72. Je crois que cct hygromitre peut acquerir encore la meme ef- 

 pece de perfection que j'ai donnee au thcrmometre , d'apres une premiere 

 idee de mon precieux ami M. le Sage , c'eft-ci-dire , qu'on pourra rendre 

 fes degres correfpondans a d'egales differences dans I' humor , comme 

 j'ai rendu ceux du thcrmomitre correfpondans a d'egales differences dans 

 la chaleur. Le moyen par lequel je penfe qu'on y pourra parvenir , eft 

 de fufpeiidre aupres d'un de mes hygromitres , dans un vafe convena- 

 ble , pofe fur Tune des coupes d'une balance tres - fenfible , quelque 

 iubftance bien avide d'humor, 8c de comparer d'abord par un meme 

 degre" de chaleur , 8c enfuite par des degres differens , les augmenta- 

 tions ou les diminutions de poids de cette fabirance avec la marche ■ 

 de ['hygromitre. J'efpere qu'en repetant ces obfervations dans des terns 

 011 les variations de ['humor feront plus ou moins rapides , on par- 

 viendra a corriger les erreurs que pourroient introduire , dans ces ob- 

 fervations , les pertes que cette fubftance feroit probablement de fa 

 matiere propre par l'evaporation. 



73. Les remarques. qui precedent , ne font pas les feules que j'aie 

 faites fur cet inftrument ; mais je n'ai voulu detailler que celles qui 

 m'ont paru les plus sures. Les autres font vagues , & demandent de 

 plus longues obfervations. J'ajouterai done feulement qu'il faudra faire 

 encore des experiences pour determiner pendant quel terns les tuyaux 

 A'tvoire devront refter dans Yeau , 8c etre enfuite expofes aux vicidi - 

 tudes de ['air , pour qu'avant de les employer , ils aient atteint un 

 etat permanent. II faudra encore comparer des hygromitre^ nouvel- 

 lement fairs, avec des anciens , pour favoir s'il s'y fait des alterations , 

 ou pour en connoitre le degre. Je crois audi que , lorfqu'on lixera le 

 point de l'humidite extreme, il faudra avoir foin de n'employer que 

 de la glace bien propre , rant dans Finterieur qu'a l'exterieur , pour 

 qu'il ne s'attache pas aux tuyaux cXivoire des faletes qui pourroient 

 empecher ['eau de penetrer dans fes pores; e'eft a quoi j'ai penfe rrop 

 tard. Je ne fais s'il ne conviendroit point , par la meme raifon , de 

 laver ces tuyaux avec de l'efprit-dc -vin avant de les mettre dans 

 la glace , pour enlever une forte d'enduit graifTeux qu'ils peuven: 

 contracler par lemaniement; 8c s'il ne feroit point utile , meme dans 



Tome K> Part. yi. 1775". 



