

SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 471 



J)2. La premiere circonftance de ces obfervations cjui merite d'etre 

 eonfideree, e'eft la difference d'abaifTement des deux hygrometres lorC- 

 qu'ils furent expofes a ['air avant que kfoleil donnat dans le jardin. 

 lis baifserent tous deux beaucoup; mais l'un des deux refta en arriere 

 de 7 degra 7 , comparativement a I'autre. Une des caufes de cetre dif- 

 parite ell probablement dans les inftrumens eux - memes •, e'eft une 

 difference de fenfibilite aux impreffions de {'humor. On obferve une 

 difference de meme efpece dans les thermometry ; ils font auffi plus 

 on moins fenfibles aux imprellions de la chaleur , meme a volume egal 

 de [iquide , e'eft-a-dire , qu'ils fe conforment plus ou moins promp- 

 tement au degre de la chaleur environnante , luivant l'epaiffeur , ou 

 meme luivant la nature du verre qui forme leur boule. Ainfi la diffe- 

 rence d'epaiffeur ou de porofue de i'ivoire , peut avoir influe audi fur 

 la marche de nos hygromkres dans cette obfervation ( 66 & 60 ). 



03. Mais ces differences dans les tuyaux d'iroire , doivent produire 

 une bien plus grande difference de fenfibilite dans les hygrometres , 

 que cell; des boules de verre dans les thermomhres , parce que Y humor 

 a bien plus de peine a penetrer tip ire que n'en a la chaleur a penetrer 

 le j'erre ; en forte que l'augmentation des obftacles retarde bien plus 

 l'introduclion de Y humor , quelle ne retarde ceile de la chaleur , Sc 

 que par confequent, la difference de fmjibdite eft plus difficile a pre- 

 venir dans les hygromkres que dans les t'hermomitres. 



Cette lenteur de Yhumnr a penetrer les corps dans lefquels il s'in- 

 finue , feroit defirer que le tuyau de Yhygromkre tut plus mince , afin 

 que cet inftrument devint plus (injible. Je l'avois prevu avant que 

 l'experience me l'eiit montre ; mais j'ai craint qu'il n'en refultat des 

 inconveniens plus grands que celui qu'on previendroit par ce moyen , 

 a caufe de faction du mercure contre des parois plus minces. Totite- 

 rois on pourra l'effayer. Mais en attendant , je vois que pour les obfer- 

 vations ou la fenfibilite de l'inftrument feroit abfolument neceffaire , 

 on pourra faire des hygromhres plus petits, dans lefquels le tuyau , 

 contenant moins de mercure, lui reliftera, quoique avec moins d'epaif- 

 feur. ( Peut-etre meme pourra- t - on y employer quelque tuyau de 

 plume fort mince ). Je ne fais point encore li ces petits hygromkres 

 pourront ctre gradues par eux-memes, ou s'ils devront i'etre par com- 

 paraifon avec ceux dont j'ai donne les dimenfions ; e'eft ce que nous 

 apprendrons par l'expdrience. 



5 1 }.. La difference dans la faculte de fe diftribuer entre la chaleur 

 &c Ykumor dijeret , < ccafio'nne encore a un autre egard une grande 

 difference entre les matches du thermomhre & de Yhygrometre. La 

 chaleur fe met bien plus promptement & bien plus surement en equi- 

 libre que Y humor. Deux tkermdmitres bien faits , places l'un aupres de 



Tome f, Part. Vi, 1775, 



