^SS OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



premier moyen auquel je fongeai , £ut d'employer des baguettes d'i- 

 voire , &c de mefurer ieur alongement par une machine femblable au 

 pyromkre Je penfai encore a un grand Nonius , forme par la compa- 

 raifon de deux tringles , dont l'une feroit d'ivire tk l'autre de metal. 

 L'une & l'autre de ces machines etoient fufceptibles de degres determines, 

 puifque les dimenfions des pieces & leurs rapports pouvoicnt l'etre : 

 je croyois done toucher an but , lorfque je vins a penfer que Yiroire 

 pourroit bien , comme le bois , etre peu fenfible aux impreflions de 

 V humor dans le fens de la longueur de fes fibres, Sc qu'alors les im- 

 perfections de ces deux efpeces de micrometres rendroient les degres 

 de Yhygromkre trts-irre^uliers. Je craignis encore que li je donnois aux 

 pieces d'woire qu'il faudroit employer & ces machines, une epaiueur 

 fiifhTanie pour qu'elles ne fuffent pas fujettes a fe courber, cette epaif- 

 feur ne flit un obftacle a leur entiere penetration par V humor ( 14 ). Jc 

 compris done qu'il falloit donner a Yivoire une forme telle , que quoi- 

 que fort mince , il refiftat a fe courber , Sc que les variations a mefu- 

 rer fuiTent l'ecartement ou le rapprochement de fes fibres. 



20. Etant dirige dans ma recherche par ces conditions , trouvees ne- 

 ceflaires , je fongeai fuccellivement a diverfes formes de vafes minces 

 fairs d'ivoire , dont on mefureroit les differentes capacites avec du 

 mercure , Sc j'arrivai enfin a l'idee d'un cylindre creux , dont les diffe- 

 rentes capacites , lorfqu'il feroit plus ou moins humide , feroient me- 

 furees par du mercure dont il feroit rempli , & qui palTeroit dans un 

 tube de verre reuni au tuyau d'ivoire , oil il s'eleveroit par confequent 

 plus ou moins , fuivant que ce tuyau feroit plus ou moins prive 

 d' humor. 



21. II ne s'agiffoit done plus que de trouvex un moyen d'evaluer 

 les changemens de capacite du tuyau d'it'oire , par les variations de la 

 hauteur du mercure dans le tube de verre : je crus voir d'abord qu'en 

 comparant avec une balance trcs-delicare , le poids du mercure con- 

 tenu dans le cylindre , a celui d'une coionne du meme liquide qui oc- 

 cuperoit une certaine etendue dans le tube , j'aurois les rapports de ces 

 poids affez exaclement pour pouvoir mefurer les variations de la co- 

 ionne de mercure , par des degres qui feroient des parties aliquotes de 

 la maffe totale. 



22. Ce moyen etoit exact en lui-meme ; mais pour le devenii dans 

 l'execution , il exigeoit une telle delicateffe dans les balances , que je 

 n'ofois pas l'employer dans la conftructlon d'un inftrument dont l'u- 

 fage doit etre fi etendu : de telles balances ne peuvent quetre rares par 

 leur haut prix. Je me rappellai meme a ce fujet que e'etoit un des 

 inconveniens que j'avois trouve dans la conftruction des Thermomhrei 

 de M. de Lisle , Sc je fentis qu'il falloit chexchei quelque moyen de 

 1'eviter. 



