COSMOS. ^31 



au moment actuel une ressource precieuse, un grand bienfait; les 

 nonis ties savants pliysicicns dignes de les occnper les premiers sont 

 sur toutes les levres , et nous verrlons cesser une sor(e d'encom- 

 brementmomentand, qui setraduit par dcs ballottements doulou- 

 reux d'une section a I'autre, par des ajournements penibles, par 

 des classements arbilraires, par des froissements ineviiables. Si 

 la demi-section de geographie et de navigation avait ete trans- 

 formce plus tot en section entiSre de physique du globe, I'Aca- 

 demie n'aurait pas eu la douleur de voir mourir hors de son sein 

 et sans lui appartenir des savants pour lesquels elle avait epuise 

 toutes ses recompenses. F. Moigno. 



Corrcspondauce particuliere du COSMOS. 



HijpsomelredeM. Baudin. M. Belgrandnous adresse un compte 

 rendu des experiences qui ont dte faites, sous la direction de 

 M. Grillois, avcc deux thermo metres hypsometriques de Yi. Bau- 

 din. Les instruments de cc genre n'avaient pas encore assez de 

 course, et, par consequent, de sensibilite pour remplacer lebaro- 

 metre avec avantage. Un millimetre dans le barometre , et trois 

 centiemes de degre environ dans lethermomfetre a eau bouillante, 

 correspondent k une dilference de niveau de 11 metres ; par con- 

 sequent, en donnant a ses thermometres une course de 1 milli- 

 metre par centieme de degre, M. Baudin arrive h representer 

 11 metres d'altitude par 3 millimetres sur I'echelle de son ins- 

 trument, c'est-a-dire par trois fois I'espace de la division equi- 

 valente du barometre Fortin. Son hypsometre sera done trois fois 

 plus sensible que ce dernier instrument qui a, en outre, I'incon- 

 venient d'6tre peu portatif. M. Belgrand esperc que I'bypsometre 

 Baudin passera bientot entre les mains des ingenieurs, et sera 

 employe dans toutes les etudes de grands travaux qui exigent des 

 nivellements preparatoires a grandes distances ; cet instrument 

 sufQra d'ailleurs pour une assez grande partie de la France, car 

 ayantune longueur de 195 millimetres pour 2 degres, il pent me- 

 surer des differences de niveau jusqu'a 6.'t0 metres. 



I\I. Baudin a encore su eviter un autre defaut des bypsometres 

 ordinaires, I'dchaufTement des parois, qui empecbe souvent de 

 constater le veritable point d'ebullition de I'eau; il est tres-con- 

 tent de la regularite de la marcbe de ses instruments et de la 



