696 COSMOS. 



IrumeiJt, Ic plus long h le fermer; I'action de fermer cstconfondue 

 aTec I'aclion de briscr; il y a ainsi economie dc temps cl de mou- 

 vement, L'acUon d'ouvrir est instantaiiec, racUon de fenucr et par 

 consequent de pulveriser Test aussi ; Ic but est done alleint sous 

 le rapport de ces Irois actions. Restcnt Taction dc prendre et le 

 mecanisnie de la pulverisation. L'aclion de prendre repose sur 

 le principe dc slaliquc naturelle : que si Ton deprime le milieu 

 d'une membrane moUe et flexible, tous Ics corps lourds qui se 

 trouventsur cette membrane tendent &sc rcndre au point declive 

 determine par la prossion operee. Des que la cuiller du porte-a- 

 faux deprime le bas-fond de la vessie, les fragments viennent na- 

 turellemcnt se rendrc dans son creux ; de la , fourniture inces- 

 sante de la matiSre k moudre par une action continue. Comme 

 cette cuiller porte dans son milieu une large fente , le fragment, 

 appuye sur les bords , et non soutenu en son milieu , se brise 

 sous la pression de la brancbe male ou mobile qui tend a remplir 

 levide de la cuiller ou brancbe femelle qui forme infundibulum. 

 Et parcc que les debris du fragment sont forces de passer par le 

 fond bcant de la cuiller, celle-ci est tout naturcllement desen- 

 gouee ou videe, et I'instrument est toujours propre a Taction. Ce 

 qui precede suffit a donner une idde complete du porte-a-faux; 

 ajoutons qu'il peut agir par la pression d'une vis ou par la per- 

 cussion volante. La pression s'execute au moyen d'une clef a vis 

 qui mord dans une contre-vis placee dans le corps de I'instru- 

 ment ; la percussion s'execute avec une tigo d'acier qui frappe 

 sur Textremite de la brancbe mobile de Tinstrument, a la ma- 

 niere d'une baguette qui bourre un fusil. M. Heurteloup emploie 

 le porte-a-faux depuis douze annees, et son usage est consacre 

 par de nombreuses applications. 



Nous concevons jusqu'a un certain point que M. Guillon, qui, 

 de son c6te, des 18^0, a apporte diversesmodifica:ions a Tins- 

 trument primitif de M. Heurteloup, et qui a retourne sous tant de 

 faces le problfeme capital de la pulverisation des fragments, ait 

 pu croire que M. Heurteloup venait k son tour sur ses brisces. 

 Mais il existe entre les instruments des differences essentielles. 

 M. HeurleJoup ouvre par un premier levier et ferme parun se- 

 cond levier, M. Guillon ouvre et ferme par une rondelle sans vis ; 

 M. Guillon presse parun mouvement distinct du mouvement qui 

 ferme, M. Heurteloup ferme et presse en meme temps; I\I. Guillon 

 brise par simple pression, M. Heurteloup brise par pression et 

 par porte- &-faux ; M. Guillon ddsengoue par le soulevcment d'une 



