APPAREIL PHOTHOIETRIQUE 



DE FRANCOIS ARAGO. 



La presentation academique du refractometre intcrferentiel 

 n'ayant pas pu sc faire dans la seance derniere, nous sommes force" 

 d'ajourner a la prochaine livraison nos dessins , notre description, 

 notre theoric ; ce retard nous aurait attriste" s'il ne nous avait pas 

 ete" donnc de le compenser par la publication d'un autre appareil 

 non moins ing'nieux du grand physicien, dont le dessin et la des- 

 cription nous ont ete domes par notre collaborateur et ami M. Govi, 

 qui en avait enrichi la premiere et unique livraison de son Phy- 

 sicien. 



La Iumiere qui eclaire l'instrument est empruntee a un long 

 6feran A, fig. 1, en papier blanc tendu sur un cadre, fixe par le mi- 



lieu de son bord inferieur a l'extremite B d'une regie horizontale en 

 cuivre B C, de 46 centimetres de longueur. Cette regie porte a 

 9 centimetres de son extrenrite B, une deuxieme regie faisant croix 

 avec elle, de 12 centimetres environ de longueur. Ces deux regies, 

 qui ferment le pied de l' instrument, sent munies de vis calantes a. 

 l'aide dcsqiu lies on peut les rendre horizontales. Aux deux bouts 

 de la petite regie s'elevent deux montants en cuivre E,E, fendus 

 sur toute leur longueur et donnant passage aux queues de deux 

 pinces mobiles F, F, qui peuvent etre fixees par des vis de pression 

 a°differentes hauteurs au-dessus du pied de l'instrument. 



Ces pinces sont destiiu'es a porter deux tiges horizontales noires et 

 opaques qui servent de mire dans l'utude des intensities lumineuses. 

 Quelquefois ces tiges , qui se dessinent en noir sur un champ plus 

 ou moins eclaire , sont remplacees par deux lames semblables a 



