298 COSMOS. 



et c'est effectivement une methode de ce genre que nous allons indi- 

 quer en peu de mots. 



- Nous prenons pour corps rayonnants une lame de platine tres- 

 mince, de 18 millimetres de largeur et 75 millimetres de longueur, 

 que nous portons a volonte" a toutes les temperatures comprises 

 entre 100 et 600 degres, a. l'aide d'une pile de Bunsen d'une tren- 

 taine de couples souvent assembles 4 a 4. Ce mode d'echaurlement 

 a un avantage considerable qu'un mot suffira pour faire apprecier. II 

 permet d'elever ou d'abaisser, pour ainsi dire, instantanement la 

 temperature en augmentant ou rdduisant le nombre des couples qui 

 font partie du circuit. L'on peut ainsi verifier a tout instant que la 

 surface n'est pas alteree d'une maniere permanente; et, sans d£- 

 placer la lame , sans deplacer l'appareil mesureur , lire successive- 

 ment et alternativement quelle est la valeur du pouvoir emissifa 

 100 et a 5 ou 600 degres. 



« Notre methode de mesure presente une innovation non moins 

 grande. Elle consiste essentiellement dans l'emploi simultane de 

 deux appareils thermoelectriques, compares d'avance, dont Fun sert 

 de temoin, et rend les resultats parfaitement surs, meme quand il 

 s'agit de mesurer des rayonnements qui varient d'un moment a 

 l'autre. 



« Voici comment on peut concevoir la marche des operations. On 

 recouvre les deux faces de la lame d'un enduit identique, de noir de 

 fumde par exemple (1). On porte la lame a 100, a 300, a 400 degres, 

 et on determine par tatonnement la position des deux ills pour 

 pour qu'elles donnen> les memes deviations sous l'influence simut- 

 tanee des deux rayonnements. Cela fait, on remplace l'un des en- 

 duits par un autre, tel que du borate de plomb, et on observe de 

 nouveau simultanement les deux emissions. Si la quantite de cha- 

 leur envoyee par le noir de fumee reste exactement la meme, le 

 rapport des deux deviations produites par le rayonnement de l'autre 

 face , successivement couverte de noir de fumee et de borate de 

 plomb, donne le pouvoir i-missif de la derniere substance. Si la 

 source a un peu varie, si la temperature s'est un peu elevee ou 

 abaissee , la correction peut se faire immediatement. 



<■ II est facile de voir qu'on peut arriver aux memes resultats en 

 modifiant legerement le procede , et qu'il n'est pas necessaire d'a- 



(1) Dans quelques cas, quand on veut atteindre des temperatures un peu Iiautes, 

 il faut remplacer le noir de fumee qui brule ou se souleve par un melange forme de 

 trcs-peu de borate de plomb e! de beaiicotip d'oxyde de cuivre. 



