&74 COSMOS. 



mination des coordonnees stellaires, les flections de toutes le# par- 

 ties de l'instrument, notamment du tube de la lunette, seraient 

 causes de graves erreurs et il faut absolument arriver a les eviter. 



Dans son memoire du 14 novembre dernier, M. Porro indique 

 un moyen d'eliminer d'une maniere absolue les effets de la flection, 

 mais ce moyen n'est applicable qu'aux lunettes construites sur un 

 principe nouveau, avec des modifications substantielles : il consiste 

 dans l'observation des fils refldchis par la quatrieme surface de l'ob- 

 jectif qui est pour cela concave et de courbure convenable. Ce moyen 

 ne peut pas servir a l'etude de la flection dans un instrument de 

 construction ordinaire, parce qu'il exige que l'objectif seul soit relic 

 directement au cercle alidade. 



Une note du R. P. Secchi, inseree dans la derniere livraison du 

 Cosmos, nous apprend que cet habile astronome a experiments ce 

 moyen de rectification avec un cercle meridien de Reichenbach. 

 Mais comme l'objectif n'etait pas construit d'apres le principe nou- 

 veau, le P. Secchi y a ingenieusement supplee par un miroir colie 

 sur la premiere surface et produisant le meme effet. 



Le phenomene que M. Porro designe sous le nom de pheno- 

 mene cathyalitique consiste dans la superposition de l'image reflechie 

 du fil a l'image directe suffisamment eclairde ; mais M. Porro croit 

 devoir remarquer que Tangle qui mesure le deplacement de rimage 

 du fil ne represente pas la flection, ni meme une fonction mathe- 

 matiquement assignable de la flection. II en eut ete de meme si, 

 toutes choses egales d'ailleurs, l'objectif eut ete taille, comme il est 

 dit dans son memoire du 14 novembre. La me'thode proposee par le 

 P. Secchi n'elimine done pas la flection des lunettes; elle serait, au 

 contraire, completement eliminee dans les instruments construits 

 dans le nouveau systeme de M. Porro, parce que, dansceux-ci seu- 

 lement, l'axe optique de la lunette se trouverait mis optiquement 

 en relation immediate, d'une part avec la ligne de visee par un fil 

 quelconque ; d' autre part avec le diametre zero du cercle clivise ; et 

 cela presque a l'instant meme de l'observation d'un astre quel- 

 conque, sans piece de rechange, sans qu'on touche a l'instrument, 

 sans deplacement de l'observateur. 



D'autresastronomes, deja, qui comme le P. Secchi out tente des 

 applications du moyen cathyalitique se sont plaints, comme lui, 

 du manque de lumiere : ne connaissant pas de quelle maniere ces 

 observateurs out illumine leur micrometre, M. Porro se borne a dire 

 que les oculaires fabriques dans ce but a l'institut technomatique 

 donnent, sous ce rapport, des resultats parfaitement satisfaisants. 



