532 COSMOS. 



lie ement les observations de temperature et de pression barometri- 

 que faites a l'Observatoire. II expose en quoilesnouveaux tableaux 

 diffeYeront des anciens. 1° lis ne contiendront aucune observation 

 qui n'ait ete faite a l'beure indiquee ; Ton n'aura jamais recours 

 aux interpolations trop souvent employees jusqu'ici, et qui peuvent 

 • r les pheuomenes reels. 2° Les observations seront reduites 

 avant d'etre publiees, de telle sorte qu'elles puissent servir immedia- 

 tement a la determination dela temperature moyenne. 3° La tempe- 

 rature mnyenne d£duite des tableaux de Janvier, mars et avril , qui 

 seront imprimes dans la prochaine livraison des comptes rendus,. 

 diflerera notablement de celle que l'on aurait conclue des tableaux 

 anciens, par la raison que le zero du thermometre qui servait aux 

 observations etait en erreur de 4 dixiemes de degre environ. 4° On 

 craignait que la proximite" des gros murs de PObservatoire ne modi- 

 fiat considerablement la temperature du thermometre etalon ; pour 

 verifier le fait et apprecier les corrections a faire ; on a installe a 

 cote um second thermometre auquel on imprime un mouvement de 

 rotation conique, et qui, par la meme, est a l'abri de la reverbera- 

 tion. La comparaison a prouve en effetqu'apartir de deux ou trois 

 lieuies npies midi, la temperature indiquee par le thermometre fixe 

 etait constamment plus elevee que celle du thermometre qu'on fait 

 tourner ; celui-ci, par consequent, donne plus approximativement la 

 temperature de l'air. 



M. Laugier , qui a ete preoedemment charge de presider aux 

 observations meteorologiques, reconnait que les nombres inseres aux 

 tableaux ont ete quelquefois interpoles, mais dans des circonstan- 

 ces, dit-il, oil la temperature, qui n'avait pas ete observee, pouvait 

 8e deduire tres-approximativement des temperatures anterieure 

 et sub-equente. L'erreur constamte de l'echelle etait inscrite sur 

 les registres; on se reservait de faire les corrections etles reductions 

 quand le moment de discuter les observations serait venu. Place ou 

 il est, le thermometre ne donne pas, il est vrai, la temperature afc- 

 solue de l'air , mais M, Laugier croit que l'approximation obtenue 

 suflisait aux besains des observations astronomiques. M. Le Verrier 

 persists dans sa< volenti inebranlable de n'admettre aucun nombre 

 qui n'ait ete lu individuellement , et n'est pas aussi rassure que 

 M. Laugier sur la valeur des observations faites avant lui au point 

 de vue des necessit£s de l'astnanomie. 



— M. Gaultier de Claubry demande que son Trade dc ahlinle 

 legale , faisant suite au Trade de medeclna legale de MM. Briand 

 etChaude, suit admisau concours des prix Monthyon.; ilsignale ce 



