COSMOS. 601 



« On voit, d'apres cesnombres, que, pour tomber au meme degre" 

 d'affaiblissement, le muscle de 1' animal a. temperature variable a 

 employe 5 heures, tandis qu'il a suffi. de 3 heures au muscle du 

 mammifere. 



« Ce tableau montre en outre que, a partirdela plus grande in- 

 tensite du courant jusqu'a son extinction, le temps necessaire pour 

 que la force electro-motrice perde une meme fraction de sa valeur 

 subit des accroissements remarquables. •> 



— M. Porro met sous les yeux de l'Acade'mie les instruments 

 nouveaux qu'il a inventes et fait construire dans son institut tech- 

 nomatique pour le lever rapide des plans avec nivellement general 

 et simultane, suivant la methode tacWometrique. 



Le plus petit de ces instruments particulierement destine a l'en- 

 seignement et aux petites operations, a re9U le nom transitoire de 

 granhometre unwersel; les noms de theodolithe olometrique et de 

 tacheometre sont reserves aux autres plus grands ; ces instruments 

 permettent de determiner par une seule visee, d'une seule station les 

 trois coordonnees polaires d'un point dans l'espace, et de les trans- 

 former, sans calcul proprement dit, en coordonndes rectangulaires ; 

 le temps necessaire pour tout cela n'excede pas deux minutes par 

 point. 



Le degre d'exactitude avec lequel on peut obtenir ces determina- 

 tions est d'un cinquantieme avec le plus petit instrument et d'un 

 millieme a un quart de millieme pour les autres. 



Les avantages de cette methode et de ces instruments, le der- 

 nier surtout pour le cadastre, pour les travaux publics et pour les 

 leves topographiques et militaires, consistent en une tres-notable 

 economie de temps, jointe a un degr6 d'exactitude et d'infaillibilite 

 de beaucoup superieur a toutes les methodes connues jusqu'a ce 

 jour. 



Les deux plus petits instruments ont des verniers a leurs cercles, 

 les grands n'en ont pas; la lecture de l'apozenith s'y fait en vertu d'un 

 taillage et de deux prismes d'agathe a un simple index, pour les 

 degres entiers ; la division du niveau mobile donne la fraction. Dans 

 le sens azimutal, le tacheometre donne les degres entiers par le 

 taillage avec trois prismes en agathe, et la fraction par la vis micro- 

 metrique qui sert de rappel. Le theodolithe olometrique donne les 

 angles azimutaux par une lecture unique, sans verniers, a un micro- 

 scope qui a la propriete de montrer dans son champ, l'une a cote 

 del'autre, les deux extremites d'undiametre du cercle divise; et eli- 

 mine ainsi l'erreur d'excentricite' s'il y en a : la fraction est donnee 

 par un micrometre a glaces paralleles. 



