SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS, nt 



PRINCIPE 



D\ipres Uquel M. Svlzer conjlru'u fes Tlurmometres (i). 



-L e premier principe de M. Sulzer eft , que plus la boule d'urt 

 thermometre eft perite , phis Pinftrument eft fenfible , c'eft-a- 

 dire , plus promptemenr il indicate les changemens de tempera- 

 ture. Ce principe eft conforme au boa fens , dc les experiences 

 que j'ai taites , le confirmcnc. 



En coufequence , M. Sulzer prend le tube le plus capillaire qu'il 

 peiu , & y fait faire une boule plutot petite que grande. 



On ne rrouve pas fouvent des tubes un peu longs , qui foient 

 par- tout du meme calibre. 11 eft done difficile d'en avoir d'allez 

 longs , pour que le mercure aille jufqu'a l'eau bouillante. D'ailleurs, 

 M. Sulzer trouve que la chaleur de l'eau bouillante n'eft pas bien 

 conftante , meme quand le barometre eft au meme degre. II me 

 femble en effet que les differences qualites d'eau doivent recevoir 

 dhTerens degres de chaleur , quand on les fait bouillir. M. Sulzer 

 juge que le degre de froid de l'eau fous la glace, eft conftant. 11 a 

 done tache de n'avok qu'-un point fixe , celui de l'eau fous la 

 glace. 



Pour determiner les degres de fon echelle , il prend pour un 

 degre une partie aliquote du mercure , que fon thermometre con- 

 tient. C'eft aulTi , ce me feinble , la penfee de M. de Reaumur. 

 Voici comment M. Sulzer determine cette partie aliquote , qui eft 

 la dix millieme partie du volume de mercure. 



Ayant un tube AB vuide , pi. i. fig. 9. il y fait une marque 

 aibitrairemenc en C. II chauffe a la damme de la chandelle la 

 boule A ; il plonge l'ouverture B dans le mercme qui monte ; 

 quand le mercure eft en C , il tire l'ouverture B du mercure qui 

 eft dans la taflfe , enforte qu'il entre un peu d'air dans le tube ; 

 il en replonge l'ouverture dans le mercure , fait entrer dans le tube 



(1) Lorfcju'au mo is d'O&obrc 1771, nous donnames 1'echetle de compataifon 

 de tous les Therniometres , nous ne connoiflions pas encore celle de M. Sjtl^er, 

 Depuis cette <5poi]ue , fon Thermometre a fetvi de mefure a plufieuts Auteurs 

 Allcmands. II eft done ne'ecflaire de le faite connoitre en France, afin d'avoir 

 des points de rallicmcnt. Voici la note qu'il a eu la bonte de nous faire commu- 

 aiquer par M. de Cafiitlon , un des Autcurs dc l'exccllcnc. Journal dc Berlin. 

 Tome mi. Pan. II. ij 7 $. E f 



