lo'J OBSERVATIONS SVR LA PUVSIQUE, 



la hauteur de cet anneau , 8i par confequent la ligne de niveau ^ 

 toujours la meme. 



Le mercure eft contenu dans one petite boutciUe de gomme elaf- 

 tiqiie(i), qui fe preiTe en-deirous par une vis , pour faire arriver 

 la furfacc da mercure a une hauteur conftante , quand on veut ob- 

 ferver , ou pour remplir tout le vuide que lailFe le mercure dans 

 le tube Rc dans le refervoir, quand on veut traiifporter Tinftrument. 



Lcs autres pieces de ce barometre font aufTi tres-ingenieufement 

 imaginees , 8t tendent toutes kle rendre exaft 8c fur. 



Les barometres font, comme Ton fait, toutes chofes egales d'ail- 

 leurs , d'autant plus parfaits , que les efpaces qu'ils parcourent font 

 plus grands, parce que Ton peut alors les fubdivifer davantage , 

 & diminuer le? erreurs en proportion. Le barometre de M. Deluc , 

 fait de deux tubes communicans, ne parcourt, a caufe de cela , que 

 la moitie de I'efpace que parcourt celui de Toricelli; mais le ba- 

 rometre de M. Fontana , etant conftruit fur les memes principes 

 que ce dernier, fait autant de chemin que lui, ce qui le rend 

 doublement fenlible , fiir & exaft, Ce barometre a encore un avan- 

 tage de plus; c'eft que la maniere de le rendre abfolument vertical, 

 qui eft une condition des plus eftentlelles . eft incomparablement 

 plus exafte , au moyen de I'anneau que forme le mercure fur le 

 plan du refervoir , qui fait fonftion d'un niveau tres-fendble , par 

 fa grande mobilite ; tandis que dans celui de M. Deluc, cette di- 

 reftion ne fe determine que par un fil a-plomb , de quelques poU' 

 ces de longueur. 



Cette invention intereffante , fournit a notre Phyficien , I'idee de 

 faire un barometre portatlf , beaucoup plus petit, mais capable de 

 donner la mefure des hauteurs avec la meme precifion , 8c de le 

 renfermer dans une fort jolie canne de grandeur ordinaire. Le re- 

 ferii-oir eft fait fur les memes principes que celui que nous avons de- 

 crit , mais d'un pouce feulement de diametre; fa petiteiTe note 

 rien a fa perfeftion , puifqu'il fuffit d'avoir un anneau quelconque da 

 mercure fur le plan du refervoir. 



Le tube qui a I ligne de diametre , eft de criftal , la furface 

 interieure en eft drelfee 8c polie ; le mercure qui eft tres-pur , a ete 

 bouilii ; tout enfin contribue a la facilite, a la furete 8c a la conf- 

 tance des mouvemens de la colonne de mercure. 



Le barometre reduit a un ufage li commode & fi fur, fon in- 

 g^nieux Auteur penfa a titer parti des petits efpaces qui reftoient 



(i) Si la gomme claftique n'eft pas tres-mince , le froid 5c le chaud peuvenr 

 jui occafionncr des q Iterations trcs-fenfibles. 



