SUR L'HIST: NATURELLE ET LES arts. 105 



beaucoup plus commode que les premiers, ainfi que plus dclicat 8c 

 plus fenlible qu'aucun autre iiiftrument deccttcefpecc. 



Ce baromettc i poids a quclquc rapport avec celui de M. Dcluc 

 il eft faitde memc , do deux tubes d'incgalc hauteur, qui font reu- 

 flis par un robinct d'acier , d'un travail iiarticulicr. Quand on vcut 

 mefurer le poids dc I'air, on tournc la clef du robinet , pour cou- 

 per en deux la colonne de mcrcure , qui communique dans les deux 

 tubes j puis , avec un petit mouvement de plus dans la clef, on fait 

 fortir toute la colonne de mercure renfermee dans le tube le plus 

 court, on la regoit dans une petite ampoule de criftal , pour la 

 pefer enfuite dans une balance tres-delicate. 



Afagrande fenfibilite , ce barometre rcunit I'avantage d'etre por- 

 tatif 8c trcs-commode dans les voyages longs Sc penibles. 



Mais vcnons au dernier de ccs nouveaux barometres, qui mcrite 

 par - dcfTus tous la preference , St qui dcviendra I'unique inflru- 

 ment dont fe ferviront les bons Obfervatcurs , pour mefurer les 

 hauteurs des montagnes 6c la profondeur dcs fouterrains. 



D'abord M. Fontana a f^u donncr a ce barometre les memes 

 avantages qu'aux autres barometres pour les hauteurs , dans lef- 

 quels on peut eflimer 1 elevation de la colonne de mercure, avec 

 j5 de ligne de precifion. 



Le mecanifme qui rend cet inftrumcnt abfolument nouveau ; eft 

 tout dans le refervoir, qui a I'avantage d'etre infini ( i )? & de 

 permettre qu'on tranfporte le barometre avec autant d'aifance que 

 de furet6. 



Le refervoir dont M. Prins, & d'autres apres lui ont donne la 

 defcription , eft tres-defeftueux 8c peut induire en des erreiirs tres- 

 fenfibles, parce que I'experience a demontre a notre Phyficien , que 

 lorfque le mercure s'elcve dans le tube du barometre, I'anneau que 

 forme le mercure dans le refervoir , ne fe detache pas toujours ai- 

 fement des parois , a caufe des faletes que fair depofe fur ellcs , 

 & de celles que contrafte le mercure en s'agitant , fur-tout , s'il y 

 a long-tcms que le barometre a ete conftruit ; dans ce cas , I'anneau 

 diminue en hauteur feulement, tandis que fa largeur refte la 

 meme. 



M. Fontana a remcdie a ces defauts , en conftruifant un refer- 

 voir tel que Ton peut , par le moyen d'une vis , foulever le mer- 

 cure, pour fairc dilater I'anneau de ce fluide, qui repofe fur un 

 plandecriftalparfaitement dreffe 8c poli. Ce moyen fuffitpour rendre 



(i) C'eft-a-dire , que la ligne dc niveau s'y ticnt toujours a la mime bau- 

 jeur. 



Tome JX , Part. 1. 1777. EEVRIER. O 



