196 OBSERVATIONS SUR LA PHVSIQVE; 



ks frappe perpendiculairement. Cettc machine porte iin autre me- 

 canifme a-peu-pres femblable au premier , mais plus petit 8C 

 aflez leger , pour pouvoir faire connoitrc la force des vents les plus 

 foibles (i). 



Au milieu des dccouvertes , dont la Phyfique s'enrichit tous les- 

 jours , Ton n'a pas encore pu trou.cr un inftrument comparable , 

 tel que le barometre & le therinon>c-re , qui mefurat avec fiirete 

 rhumidite de I'air. Get inftru.nent fVroit cependant d'une biea 

 grande importance , Sc feroit tres-utile aux Aftronomes , pour deter- 

 miner, d'unc maniere plus certaine , 'es loix de. la rcfraftion des 

 rayons ■■, car nous avons tout lieu de croire que la refraction eft al- 

 teree en partie par les vapeurs humides rep indues dans I'athmoC- 

 phere. 



L'hygrometre, invente par M. Fonraua , eft plutot line fuite rai- 

 fonnee d'experiences , qu'une machine particuliere. II part d'une 

 obfervation tres-connue, qui eft, que fi Ton remplit un vafe d'uti 

 fluide plus froid que rclui qui I'environne , fes parois fe couvrent 

 auffi tot d'une vapeur aqueufe. II prend done un vafe , ou petite 

 iiole , de figure rsguliere £C de grandeur connue , il en mefure la 

 furface exterieure , & en determine exaftement le poids ; apres 

 I'avoir remplie d'eau , il la met dans la glace ; 8c apres avoir fixe , 

 avec un thermometre , le degre de froid qu'il veut lui donner , ii 

 Ja ferme avec un bouchon de cryftal , de maniere qu'elle demeure 

 toujours pleine. Dans cet etat de froid , il I'enieve promptement de 

 la glace , Telfuie avec un linge fee & tres froid ,• il I'attache en- 

 fuite par un anneau que porte le bouchon au bras d'une balance fort 

 delicate; il attend qu'elle foit arrivee a un degre de chaieur tou- 

 jours fixe , 8c mefure avec une pendule le terns qu'elle demeure a 

 parvenir a ce point; alors , il prend avec foin le poids total de la 

 fiole charges de I'humidite de I'air , il I'eHuic de nouveau 8c !a 

 repefe ; deduifant done le poids de la fiole ?<; de I'eau dont elle 

 etoit remplie , il lui relle le poids de I'humidite qui s'etoit atta- 

 chee a fa furface dans le tems marque par la pendule. Tout eft 

 connu dans cette experience , la furface , le poids & le degre de 

 froid de la fiole , ainli que le poids 6c le degre de froid de I'eau 

 qu'elle contient ; enforte que cette methode -€A fiire 8c comparable 

 en rout pays. Le maximum de fenlibilite dans ces experiences , a un 

 certain rapport avec la grandeur de la fuperficie du vafe , le degro 



^ CO M. Fo-'fiiri' a trouve , par experience , qu'il eft m'eux de fubftituer aus 

 boules, dontle cylindre eft garni, deux plans circulaires, a caufc de leur le. 

 gereie. 



