214 BSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



detcrniiner aflez cxadement la hauteur, par leur voifinage de I'echelle. 



C'eft cette difficulte de jugcr la hauteur de rextremitc fuperieure 

 de \'axe de la colonne de mcrcurc , quia etc vaincuo par M.KamfJtn, 

 Artifte d'un genie & d'une habilete bicn rarcs , a qui les Stitnces 

 doivent deja beaucoup , & devrotit ft'irement bicn davantage , s'il 

 vit encore autant que Ion age !e promer. 



La rainure dans laquclle les tubes des barometres de M. Ramfkn 

 font enchartes , eft ouverte tout au trnvers de la monture , dans 

 letendue ou le mercure peut fe mouvoir. Un anneau , ou petit tube 

 de leton , qui embrafle Ic tube de vcrre, pent fe mouvoir dans cette 

 etendue; il eft porte par une piece de leton dentee , qu'un pignon 

 fait monrer ou defcendrc a volonte. A la partie anterieure de I'an- 

 neau , eft attache un vernier , qui marque fur lechellc , en millicrncs 

 di pouce , la hauteur du bord inferieur de I'anneau. 



Quand on veut obfervcr le baromctre , il faut le placer de fagon 

 que le cote anterieur foit oppofe a la lumiere. On amene enfuite 

 fannean un peu au-dcifus de la colonne de mercure ; puis on le 

 fait abaiffer lentement , jufqu'a ce qu'il ne rcfte phis de jour entre 

 fon bord inferieur 8c le fommet convexe de cette colonne. Quand 

 i'anneau eft pret d'arriver a ce point ,on appergoit la lumiere reduite 

 en cet endroit a un trait , qui s'amincit de plus en plus , 8c enfin , 

 fe coupe fubitement. Rien n'eft plus diftinft que ce contact , 8c un 

 milllcme de pouce de difference dans la hauteur dc I'anneau , le pro- 

 diiit ou le dctruit. On ne fauroic delirer d'obfervation plus precife. 



II n'y a done plus de doute fur la mcilleure maniere d'obferver 

 la hauteur du mercure dans le barometre , & il en refte bien pen 

 fur I'exaftitude du rapport de cette auteur , ainfi obfervee avec le 

 poids de fair. Car , quoique les caufes des irrcgularites dont j'ai 

 parle ci devant , qui s'exercent immediatemcnt fur les bords de la 

 furface fuperieure de la colonne , influent encore fur le milieu de 

 cette furface, comme M, Ramfden I'a remarque dans fes barometres, 

 oi!i la convexite du mercure ne fe trouve pas toujours exaftement 

 au meme point , avant & apres une fecouft"e •■, cette influence eft 

 cependant (i petite, quand le tube a ij a ? ll^nes de diametre in- 

 terieur , qu'on peut alors , fans erreur fenfible , la compter pour 

 lien. 



Je voudrois que cette methode eut ete inventee avant le temp? 

 oCi j'entrepris mes obfervations •, je I'aurois furement adoptee pour 

 mon barometre. J'aurois ete oblige , pour cela , de mettre unanneaa 

 mobile au tube inferieur , comme au tube fupericur , afin de con- 

 fcrver au barometre la forme de fyphon , qui me paroit toujours la 

 feule immediatement exafte , en memc-temps que la plus commode 

 pour le rendre portatif. Ces deux anneaux auroient ete portes pas 



