54 ANGELO BATTELLI 



il cloruro di calcio che si trova nello spazio compreso fra il tubo di vetro , e il 



recipiente. 



A temperature superiori a quelle dell'ambiente vengono vuotati i recipienti me- 

 tallici che circondano la campanella ; e si pone un liquido a bollire nella caldaia sot- 

 tostante, badando di aprire il rubinetto che mette la comunicazione fra la prima canna 

 metallica che avvolge la campanella e il recipiente metallico interno. Cosi il vapore 

 che si sviluppa circola anche in questo recipiente, e si ottiene quindi con maggiore 

 facilità la temperatura costante dentro la canna. Dopo un'ora circa di costanza , si 

 determina l'altezza della superficie del mercurio nella campanella al di sopra della 

 linea segnata sulla tavola del manometro, e poi si misura la freccia del menisco; indi 

 si legge, mediante il cannocchiale, l'altezza del mercurio nella prima canna del ma- 

 nometro al di sopra della linea suddetta ; e successivamente si leggono le posizioni 

 dei livelli del mercurio in tutti gli altri tubi del manometro. Infine si fanno le let- 

 ture del barometro e dei termometri. Le stesse operazioni si fanno a pressioni sempre 

 più elevate, finché il vapore nella campanella venga ad occupare un volume di pochi 

 centimetri cubici. Allora si fa cessare l'ebollizione del liquido nella caldaia, e quando 

 tutto l'apparecchio è raffreddato, si gira la spina che è nel fondo della vaschetta, e si fa 

 salire a galla sul mercurio della'campanella un'altra boccettina di liquido, la quale è pre- 

 ventivamente preparata in modo che il vapore ch'essa fornisce non possa occupare, nelle 

 condizioni a cui sarà sottoposto nelle successive esperienze, un volume maggiore di quello 

 della campanella. Si aspetta per quest'operazione che tutto l'apparecchio sia raffred- 

 dato, perchè non v'abbia il menomo pericolo che il tappo di mercurio venga scac- 

 ciato o troppo diminuito nella boccetta, mentre essa passi fra gli strati più caldi del 

 mercurio. Quindi si fa bollire il liquido nella caldaia, lasciando in sul principio nel 

 manometro una pressione tale che il vapore occupi il più grande volume possibile nella 

 campanella, onde sia sufficientemente lontano dalla saturazione, da essere certi che non 

 rimangano particelle liquide aderenti al vetro della boccetta. E si seguitano poi tutte 

 le determinazioni nell'ordine sopra descritto; fino alla liquefazione d'una gran parte 

 del liquido. 



A ciascuna temperatura, molte delle determinazioni che avevo eseguite facendo 

 crescere man mano la pressione, furono ripetute rispettivamente sotto le stesse pres- 

 sioni, mentre queste si facevano diminuire. 



28) Calcolo delle esperienze. — Sebbene io abbia indicate estesamente le for- 

 mole per i calcoli delle esperienze, tuttavia stimo utile di trascrivere uno di questi 

 medesimi calcoli, prima di dare i risultati definitivi , anche perchè si possa meglio 

 vedere quale grado di precisione si raggiunge. 



Scelgo un'esperienza fatta sul vapore di etere ad alta temperatura e ad alta 

 pressione, per aver campo d'introdurre tutte le correzioni : — Prima d'incominciare 

 le osservazioni, la temperatura segnata dal termometro che trovavasi dentro la 

 canna clie involgeva la campanella, era pressocliè fissa sui 183°. 1; e durante tutto 

 il tempo delle letture fatte per valutare la pressione e il volume del vapore , essa 

 seguitò a crescere con regolarità e così lentamente, che la media risultò uguale a 

 183", 15. 



