SULLE PROPRIETÀ TERMICHE DEI VAPORI 53 



stesso rimanga aderente alle pareti della boccettina. Si mette poi nei recipienti del- 

 l'apparato refrigerante il miscuglio frigorifero, il quale viene quasi di continuo agi- 

 tato, finché non si è ridotto pressoché tutto liquido; e allora aprendo il canale infe- 

 riore lo si lascia uscire, e se ne rifornisce subito del nuovo. Quest'ultima opera/zione 

 però generalmente non è necessaria nel recipiente minore. Intanto si illumina l'interno 

 dell'apparato mediante la luce riflessa dallo specchio, e si leggono di dieci minuti in 

 dieci minuti le indicazioni del termometro che è dentro la canna che involge la cam- 

 panella. Quando la temperatura indicata da questo termometro è costante da circa 

 un'ora, si regola la pressione esercitata sul vapore, togliendo o aggiungendo del mer- 

 curio nel manometro, in modo che il vapore stesso occupi la massima parte del vo- 

 lume della campanella; e poi si legge la divisione e la frazione di divisione della 

 campanella a cui arriva in essa la sommità del menisco del mercurio; indi si fanno 

 sul catetometro le letture delle altezze a cui arrivano i menischi della campanella e 

 del tubo del manometro, e si determinano le freccie degli stessi menischi. Indi si os- 

 serva la temperatura data dal termometro della stanza e da quello che è legato al 

 tubo della campanella. Dopodiché si aumenta la pressione, e si fa un'altra esperienza 

 a pressione più alta, lasciando passare un po' di tempo, in modo da essere certi che 

 il vapore abbia perduto il calore in esso sviluppato dalla compressione. E cos'i di se- 

 guito, finché aumentando sempre la pressione, si depone uno strato di rugiada sullo 

 specchietto che è dentro la campanella. Allora si comincia a diminuire lentamente la 

 pressione, aprendo cos'i poco la chiavetta inferiore del manometro che il mercurio ne 

 esca a goccia a goccia. In tal modo la rugiada sullo specchietto comincia a diminuire 

 fino a che rimane su di esso soltanto una macchia; e nell'istante in cui questa scom- 

 pare si chiude la chiavetta del manometro e si- fanno tutte le letture come è stato 

 detto sopra. 



Indi si fa la stessa determinazione, procedendo in senso inverso, cioè cominciando 

 ad aumentare a poco a poco la pressione, col versare nel tubo del manometro il mer- 

 curio, goccia a goccia mediante un imbuto a lungo collo, la cui estremità tocca quasi 

 la superficie del mercurio; finché ricompare la macchia sullo specchietto : allóra si ri- 

 fanno tutte le letture. La media di queste e di quelle fatte precedentemente danno 

 i valori più giusti corrispondenti al primo istante della saturazione. 



Si seguita poscia a versare lentissimamente il mercurio, notando di tratto in 

 tratto la pressione esercitata sul vapore e il volume da esso occupato, finché non 

 sia quasi tutto convertito in liquido. Le letture per la determinazione di queste pres- 

 sioni esigono massima cura; poiché i mutamenti fra l'una e l'altra sono piccolissimi, 

 tantoché è necessario rileggere ogni volta e ripetutamente le freccie dei menischi. 



Finite per tal modo le operazioni a questa temperatura, si cambia la mescolanza 

 frigorifera adoperata, in un'altra che dia una temperatura meno bassa e si ripetono 

 le stesse operazioni. E così con una terza mescolanza frigorifera, e infine col ghiaccio. 



Alle temperature più basse, l'inconveniente maggiore che s'incontra è quello del- 

 l'umidità che si deposita sul tubo di vetro più grande e più esterno, la quale po- 

 trebbe togliere la precisione necessaria a queste delicate osservazioni ; e perciò bisogna 

 aver pazienza di cambiare di tratto in tratto l'acido solforico nelle capsuline sospese 

 lungo le fessure del recipiente metallico esterno, e di cambiare qualche volta anche 



