SULLE PROPRIETÀ. TERMICHE DEI VAPORI 47 



questo veniva fatto bollire dentro la campanella, e perciò doveva prendere, come è 

 noto, una certa tinta azzurrognola, (*) senza perdere tuttavia la sua lucentezza. 

 Quindi per dare a tutti gli specchi l'identica tinta, li ho lasciati immersi tutti as- 

 sieme per lungo tempo in una capsula di mercurio bollente prima di fermarli nelle 

 loro posizioni. Difatti, avendo presa tale precauzione, i tre specchi guardati poi 

 col cannocchiale del catetometro, dopo aver messo a suo posto l'intero apparato ap- 

 parivano come una sola superficie uniforme e lucentissima. 



In tal modo, quando ad una temperatura fissa si va lentamente aumentando 

 la pressione sopra il vapore che trovasi nella campanella, comincia a un dato istante 

 a mostrarsi verso il mezzo di questa superficie una leggera macchia; la quale au- 

 mentando ancora la pressione, diventa rapidamente più carica. Tale istante viene 

 considerato come quello del principio della condensazione. 



Si può determinare questo medesimo punto, procedendo in senso inverso, cioè, 

 diminuendo lentamente la pressione, e fermandosi all'istante in cui la macchia scom- 

 pare dallo speccliio. 



I due punti così determinati non danno né l'uno uè l'altro perfettamente il 

 principio della saturazione ; ma prendendo la media delle due determinazioni, si avrà 

 un errore affatto trascurabile; come meglio sarà mostrato in seguito. 



Innanzi di fare tutte le operazioni sopra descritte, e innanzi anche di met- 

 tere lo specchietto dentro la capsula di mercurio bollente, ne fu misurato il volume 

 pesandolo prima nell'aria e poi nell'acqua distillata; trovai cosi che la specchietto 

 medesimo assieme al suo sostegno aveva il voluiifie di 0,487 centimetri cubici. 



26) Valutazione del volume occupato dal vapore nella campanella. — È 



necessario che dia qualche cenno delle cure e delle precauzioni che uso per determi- 

 nare con esattezza il volume occupato dal vapore nella campanella 



Come ho già detto sopra, per leggere i volumi sulla campanella, ho costruito 

 un'apposita tabella di correzione. Per avere poi le frazioni di divisione , mi servo 

 della graduazione del catetometro ; cioè, muovo il cannocchiale del catetometro, finché 

 il filo orizzontale del suo reticolo sia tangente al menisco del mercurio nella cam- 

 panella; indi sollevo colla vite micrometrica il cannocchiale, finché lo stesso filo 

 orizzontale coincida colla divisione della campanella che immediatamente sovrasta al 

 menisco. Siccome il nonio del catetometro dà il centesimo di millimetro, si può così 

 raggiungere almeno la precisione di un decimo di millimetro. 



Bisogna inoltre fare la correzione per il menisco del mercurio. Come è noto, 

 non esistono dati per calcolare senza incertezza tale correzione, specialmente nei tubi 

 che non sono stretti. Si può supporre emisferico il menisco, soltanto nei tubi 

 strettissimi ; raggiunta una certa sezione, il Bède (**) trova che si può considerare il 

 menisco come un semielissoide di rivoluzione, senza però poter contare sopra una 

 grande precisione, specialmente, nei tubi il cui diametro è un po' considerevole. È 



*) Quantunque sia noto, non credo inutile avvertire chela tinta azzurra che assume l'acciaio 

 quando è stato riscaldato fino a temperatura così alta, è molto leggera, ossia tiene al bianco assai 

 più di quella che assume per un minore riscaldamento. 



(»•) Mémoires couronnós de l'Académie Royale de Belgique, tora. XXV (1854). 



