34 



ANGELO BATTELLI 



DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO. 



20). L'apparecchio da me adoperato si compone nelle sue parti essenziali di una 

 campanella di vetro accuratamente graduata (fig. 1), la quale deve contenere il vapore 

 ili istudio ; di una vasclietta, in cui la campanella viene capovolta ; di un involucro che 

 avvolge la campanella stessa per portarla a diverse temperature; e di un manometro, 

 che serve anche per produrre le pressioni, il quale può essere messo in diretta comu- 

 nicazione con la campanella per via della vaschetta ; e per di più di due congegni 

 speciali per introdurre successivamente nella campanella le quantità opportune di vapore, 

 e per conoscere con esattezza il primo istante in cui comincia la saturazione. 



Preparazione della campanella. — La campanella, a grosse pareti, è lunga 65 cm. 

 ed ha il diametro interno di cm. 1,7. Essa è divisa in millimetri nel senso della sua 

 lunghezza: ed è saldata all'estremità aperta ad un tubo A di 

 vetro, a pareti robuste, del diametro interno di 6 mm. e lungo 

 75 cm, il quale termina in una breve canna B assai più larga 

 e congiunta ad un cilindro di ferro V, vuoto nell'interno e sulla 

 cui superficie esterna è scolpita una vite , per essere , come si 

 vedrà, solidamente fermata alla vaschetta. 



Fu prima cura di campionare la graduazione delia campa- 

 nella, dopo averla ben lavata ed asciugata : e fu usato per questo 

 il metodo di versarvi successivamente delle quantità uguali di mer- 

 curio (20 gram.) ben purificato ed asciutto (per la graduazione 

 presso la parte chiusa furono versati 5 gr. di mercurio per 

 ^^^ volta). I volumi in tal modo determinati in corrispondenza di 

 I ; ^K^ ciascuna divisione furono divisi pel binomio di dilatazione del 



BJ 1 • ^K vetro per ridurli a 0°, prendendo come coefficiente di dilatazione 



9 H ^^^ cubica il numero che trovai direttamente coll'esperienza. Fu co- 

 — "ÌH- struita cosi uni tabella di correzione, di cui si fece sempre uso 



F*8- 1- in seguito. 



Per determinare poi il coefficiente di dilatazione cubica 

 del vetro di cui era formata la campanella, si costruì un dilatometro con un pezzo 

 di tubo staccato dalla campanella stessa, la quale originariamente era lunga un metro. 

 Fu riempito il dilatometro con mercurio puro ed asciutto, portandolo successivamente 

 alla temperatura di 0", di 100" e di 200°; si ottenne come coefliciente medio di 

 dilatazione fra le due temperature estreme; 



0, 0000242. 

 Prima di far- uso della campanella, bisognava ripulirla nuovamente con la 

 massima accuratezza, onde non rimanesse alcuna impurità aderente al vetro, Perciò 

 fu dapprima resa meccanicamente ben netta e liscia con carta di seta, poi fu la- 

 vata con alcool ed etere, quindi con acqua, e finalmente con acido nitrico. Tolto 

 l'acido, la si lavò ripetutamente con acqua distillata e poi con alcool distillato. 



