42 ANGELO BATTELLI 



medeamo. Nell'istesso modo col cannocchiale del catetometro si possono osservare gli 

 altri tubi riferendosi alla seconda scala. Siccome però il catetometro non è abba- 

 stanza lungo da arrivare all'altezza delle sommità delle scale, al disopra di esso è 

 collocato un altro cannocchiale. 



Jlediante tale disposizione si possono leggere con buona precisione le altezze dei 

 livelli del mercurio nelle diverse canne ; e per di più si può conoscere, relativamente 

 ad esse anche l'altezza del livello dentro la campanella; poiché mediante il cateto- 

 metro si può avere la differenza fra l'altezza di tale livello e quella d'una divisione 

 determinata della prima scala (fu scelta l'ultima divisione superiore del primo deci- 

 metro). Quindi per avere il valore della compressione esercitata sul vapore che si trova 

 nella campanella, si sommano insieme tutte le altezze dei livelli superiori dei tubi , 

 dopo avervi fatte le correzioni dovute alla temperatura, alla compressibilità, ecc., e 

 si sottrae da questa somma quella che si ottiene con tutte le altezze dei livelli in- 

 feriori nei tubi, più l'altezza del livello nella campanella (computate a partire dalla 

 divisione stabilita della prima scala) avendo arrecate anche a queste le relative cor- 

 rezioni. Da questa differenza si sottrae poi l'analoga differenza fra le colonne della 

 glicerina o quelle dell'acqua ridotte in colonne di mercurio. 



Per fare questa ultima riduzione determinai la densità della glicerina adoperata, 



e trovai 



1,232 a 19° C. 

 Si può ammettere, senza pericolo di errore, che tale densità non varii per effetto 

 dell'acqua che potrebbe assorbire durante tutto il tempo delle esperienze, essendo le 

 colonne di glicerina chiuse nei tubi fra due superficie di mercurio. 



Per ridurre poi tutte le colonne a 0° bisogna conoscere la temperatura del 

 mercurio nella campanella, quella del mercurio e della glicerina nel manometro, quella 

 delle scale, e quella del catetometro. Ora la colonna di mercurio nella campanella 

 € nel tubo annesso deve distinguersi in due parti; quella che si trova dentro l'ap- 

 parato riscaldante o refrigerante e quella che trovasi fuori ; per la prima la tempe- 

 ratura è data dal termometro dell'apparato ; per la seconda ho creduto abliastanza 

 esatto assumere come temperatura di tutto il tratto quella data da un termometro 

 legato sulla metà del tratto stesso, poiché questa seconda parte resta discretamente 

 difesa dall'influenza dell'apparato riscaldante per via della mensola di legno che so- 

 stiene l'apparato medesimo. Il manometro poi si trova a distanza di circa 50 centim. 

 dall'apparato riscaldante; e per di più ne è messo al coperto da schermi di cartone inter- 

 posti; quindi si può ammettere che la sua temperatura sia quella stessa dell'ambiente. 

 Finalmente il catetometro è a sufficiente distanza dell'apparato riscaldante , da 

 potergli pure assegnare la temperatura dell'ambiente, tanto più che il recipiente esterno 

 di tale apparato, nel caso delle temperature alte serve da grande schermo. 



Come coefficiente di dilatazione cubica del mercurio, per fare il calcolo di queste 

 riduzioni, fu assunto il numero 



0,00018 

 o come coefficiente di dilatazione della glicerina al 90 7o« luale era a un di presso 

 la mia, fu assunto il numero 



0,00015 



