SULLE PKOPKIETÀ TERMICHE DEI VAPOKI 41 



11 primo tubo a del manometro, si ripiega in un tubo a di foro più ristretto 

 cbe è congiunto poi al tubo I della vaschetta, mediante ceralacca, che riempie, come 

 nelle congiunzioni precedenti, lo spazio anulare lungo circa 5 cm. che è fra i due tubi. 



Per produrre una compressione nella campanella, si comincia a versare lenta- 

 mente del mercurio dall' imbuto H nel tubo a, avendo cura che non si formino delle 

 bolle di aria nel tubo a! , sebbene questo sia pieno in gi-an parte di mercurio uscito 

 dalla campanella, e cercando di espellerle, una volta formate, con piccoli colpi e con 

 leggero riscaldamento. L'operazione viene molto facilitata dalla posizione obliqua che 

 ha il tubo a . Allora si può aprire il rubinetto s del tubo /. Se però la compressione 

 che si vuol produrre deve essere maggiore di quella che può esercitare tutta la co- 

 lonna di mercurio che riempie il tubo a, si versa in tal caso una certa quantità di 

 mercurio nel tubo e e si apre la chiavetta F; il mercurio entrerà anche nel tubo h : 

 quindi dall'imbuto R del tubo a si versa della glicerina fino a riempire interamente 

 tanto il tubo a, quanto il tubo h, in modo da avere una colonna liquida conti- 

 nua fra i due tubi. Allora si chiude il rubinetto II del tubo a, e dall' imbuto del 

 tubo e si versa nuovo mercurio, a seconda della compressione che si vuol raggiungere. 

 Se neppure la massima compressione che così si può ottenere è sufficiente, si con- 

 tinua la stessa operazione coi tubi seguenti. Però nelle esperienze già eseguite , per 

 compressioni non molto alte ho usato la glicerina, ma per compressioni più forti, le 

 ho sostituito l'acqua, sia perchè il versamento della glicerina richiede un tempo assai 

 lungo, sia perchè avrei avuto bisogno di sostituire nei calcoli il coefficiente di com- 

 pressibilità della glicerina stessa che non è noto ancora. D'altra parte non v'è da 

 temere assolutamente che un po' d'acqua possa trapelare lungo le pareti dei tubi fino 

 alla campanella, poiché da essa la separa una colonna di mercurio che in totale è 

 di circa quattro metri ; e per di più appena finita ogni esperienza ho avuto sempre 

 la precauzione di chiudere le chiavette V di comunicazione fra le branche dei diversi tubi. 



Per misurare le pressioni prodotte, si trovano fissate sulla tavola di legno due 

 scale divise in centimetri e millimetri , l'una fra il quarto e il quinto tubo, l'altra 

 fra l'undecimo e il dodicesimo. 



Queste due scale sono costituite ciascuna da una strìscia metallica lunga 3 metri, 

 di quelle che si trovano in commercio colle divisioni in millimetri. Esse vennero cam- 

 pionate mediante il catetometro, e vennero quindi formate due tabelle di correzione 

 per uso delle scale stesse. Inoltre si prende per origine di ambedue, una stessa linea 

 orizzontale segnata sulla tavola. Fu anche determinato il coefficiente di dilatazione di 

 queste scale alla temperatura ordinaria, portando uno dei metri prima a 5° e poi 

 a 20° ; e fu trovato tale coefficiente uguale a 



0,000012. 



Davanti all'apparato riscaldaute, e alla distanza di circa un metro e ottanta 

 centimetri da esso, si trova un catetometro, che riposa sopra una mensola infissa nel 

 muro. L'apparato riscaldante è cos'i disposto, che col cannocchiale del catetometro si 

 può osservare perfettamente la campanella ; e la tavola che sostiene il manometro è 

 collocata rispetto al catetometro in guisa, che gii-ando il cannocchiale di questo , si 

 possono vedere i primi dieci tubi con la prima scala , e leggere sopra ciascun tubo 

 la posizione del livello del mercurio , come se la scala fosse posta accanto al tubo 



Serie IL Tom. XL. f 



