30 



Das c. M. HeiT Prof. E. Mach in Prag iibersendet eine 

 Arbeit von Herrn Dr. V. Dvoi*ak „iiber die Schwingungen des 

 Wassers in Rohren". 



HeiT Prof. Mach theilt ferner mit, dass er bei Geleg-enheit 

 von Versuchen liber die Doppelbrecbimg desQuarzes dnrch Druck, 

 die er mit Herrn Studiosus Merten ang;estellt hat, aiif die Con- 

 struction eines Apparates verfallen ist, welcher fiir manche 

 Untersuchnugen grosse Beqnemlichkeit bietet. 



Denkt man sich das mit einem kleinen achromatischen 

 Prisma fest verbundene Ocularnicol eines Polarisationsapparates 

 um seine Langsaxe rasch gedreht, so erscheint jeder Pimkt des 

 Objecttisches dem Beobachter als Kreis. Liegt z. B. ein senk- 

 recht ziir Axe geschnittener Qiiarz, der bis auf eine kleine Stelle 

 dureh einen schwarzen Scbirm verdeckt ist, auf dem Objecttisch, 

 so sieht der Beobachter einen King, in welchem alle den ver- 

 schiedenen Azimuten des Oculars entsprechenden Farben neben- 

 einander und zugleich erscheinen. Man kann dann z. B. auf einen 

 Blick sehen, dass bei rechts drehendem Quarz der ganze Farben- 

 kreis sich im Sinne des Vorzeigers drelit, wenn man den Quarz 

 senkrecht auf die Axe drllckt. 



Da sich nun die virtuellen Bilder dieses Apparates leicht in 

 reelleverwandehiund auf einen Schirm projiciren lassen, so eignet 

 er sich auch zur objectiven Darstellung vieler Erscheinungen, z. B. 

 der verschiedenen Polarisatiousarten des Lichtes. 



Man kann statt des achromatischen Prismas auch ein Prisma 

 mit kleiner Dispersion anwenden und erhalt dann eine Uber- 

 sichtliche spectrale Auflosung vieler Polarisationserscheinungen. 



Ein rotirendes Nicol ist schon von Dove zu einem andern 

 Zweck angewandt worden und Stefan hat mit Hilfe eines Kegel- 

 spiegels die Dispersion der Polarisationsebene im Quarz denion- 

 strirt. Doch mochte der hier beschriebene Apparat schonere und 

 exactere Bilder geben. 



