16 



worin D unci d die Distanzen der Skale und des festen Hilfs- 

 spiegels vom Galvanometerspiegel bedeuteu. Diese Eiiiriclitung 

 ist in solcben Fallen zu empfehlen, in denen man die Winkel- 

 messung nicht durch gesteigerte Fernrohrvergrossernug oder 

 grosse Scalenabstande verfeinern kann. 



Bei dem oben mitgetheilten Verfahren^ den Diamagnetis- 

 nnis zu beobacbteu, muss neben der kleinen zu messenden Wir- 

 kung eine unverhaltnissmassig grossere, namlicb die directe 

 Induction der Spiralen, compensirt werden. Es ist also bei dem 

 Apparate Hauptsache, dass sicb die Compensation sicher her- 

 stellen und ungeandert erhalten lasse. Dies ist nur mogiich, 

 \yenn das Commutatorsystem (I II) gewisseu^ an anderer Stelle 

 naher zu bescbreibenden Constructionsbedingungen genltgt, und 

 wenn die Spiralen gut isolirt sind^ so dass in ihren Windungen 

 keine mit der Temperatur etc. veranderlicben Nebenschliessun- 

 gen besteben. 



Diese Bedingungen sind nun^ wie die Beobacbtung lebrt, 

 mit selir beacbtenswertber Vollkommenheit erfiillbar und es 

 werden daber nacb dieser Metbode mit kraftigeren Spiralen dia- 

 magnetiscbe Messungen in meinem Institute ausgeflibrt werden. 

 Icb babe aucb nocb eine andere, bisher, so viel ich weiss, 

 nicht bescbriebene Form eines Differential-Inductors ausgefubrt, 

 bei welcber die Induction des entstebenden und verscbwindenden 

 Maguetismus auf den Hauptstrom beobacbtet wird. Vier Zweige 

 ABCD seien nacb Art der Wbeats tone 'schen Drabtcombina- 

 tion derart verbunden, dass der Hauptstrom sicb in die Zweige 

 A-^-B und C-\-D tbeilt, und dass die Briicke nebst Galvanometer 

 zwiscben den Eckpunkten AB und CD der Figur eingescbaltet 

 ist. Es enthalten die Zweige A und C je eine einfache Spirale 

 von grosser magnetisirender Kraft. Nun compensire man die 

 Wirkung des stationaren Stromes aufs Galvanometer durcb 

 Widerstande in B und D\ die im Allgemeinen nocb vorbandene 

 Wirkung der Extrastrome beim Scbliessen und Offnen der Kette 

 wird flir sicb compensirt, indem man in der schwacberen Spirale 

 feine Eisenstabchen mikrometriscb verscbiebt^ bis das Galvano- 

 meter weder stationare nocb momentane Ablenkungen zeigt. 

 Offnungs- und Scbliessungsinduction tritt aber sofort wieder ber- 

 vor, wenn man in die andere Spirale einen scbwacb magnetiscben 



