15 



iiach bekannten Gesetzen eiue coiistante Verschiebung- der Ruhe- 

 lage. Dieser dauernde Aiissclilag kaiin direct beobachtet werdeii. 

 Es zeigt sich in UbereiDstimmuiig mit aileii bisberigen Unter- 

 .suchiingen, dass der eiitstehende und verschwindende Diamague- 

 tismus in benaebbarten Leitern Strome indncirt, welche den 

 (lurch magnetische Korper erhaltenen e n t g e g e u g e r i c h t e t 

 sind. 



Die Beobachtung wird indess bequemer iind empfindlicber, 

 indem noch ein besonderer Commutator (III) in der Galvano- 

 meterleitung angebraeht wird^ welchen der Beobachter nach der 

 bekannten Miiltiplicationsmethode am Ende jeder Schwiiigang 

 nmlegt, bis die Amplitude einen Grenzwerth erreicht. Selbst- 

 yerstaiidlicli sind hierbei kleiiie Abweichungen von der voU- 

 kommenen Compensation der Rollen a und h durch vergleichende 

 BeobachtUDgen mit und obue Diamagneten zu bestimmen und in 

 Bechnung zu zieben. Auf diese Art erhielt ich mit verbaltniss- 

 mitssig kleinen Spiralen (^ und B mit je 500, a, b und Galvano- 

 meter mit je etwa 1000 Windimgen) bei massiger Astasirung des 

 Galvanometers, durch 6 Bunsenbecher und ein Bilndel Wismuth- 

 stabe von 200 Gr. Gewicht innerhalb der Inductionsspirale, eine 

 constante Grenzamplitude von 15 Scalentheilen, wiihrend ein 

 Stltckchen feinen Eisendrahtes von nur 0-0044 Gr. Gewicht in 

 entgegeugesetztem Sinne 556 Scalentheile gab. Bei sehr feiner 

 Astasirung geniigt ein einziger Bunsenbecher, um mit obigen 

 Mitteln den Indnctionsstrom durch den Diamagnetismus des 

 Wismuth wahrzunehmen. 



Nebenbei empfehle ich an dieser Stelle fiir ahnliche Beob- 

 achtungen eine sehr einfache Modification des Spiegelgalvano- 

 meters, durch welche der vierfache anstatt des doppelten Aus- 

 schlagswinkels gemessen wird. Dem Galvanometerspiegel stelle 

 man emen festen, horizontalen Spiegelglasstreifen in 10 bis 

 15 Cm. Entfernimg gegenliber und justire Fernrohr und Skale 

 so, dass die Lichtstrahlen zweimal den Galvanometerspiegel 

 treffen, bevor sie ins Fernrohr gelangeu, was bei passenden Di- 

 mensiooen der Spiegel leicht zu erreichen ist. Aus der Ablesung 

 ,9 findet sich der Ausschlagswinkel a nach der Formel 



