14 



Man kaiin iiidess die elektrischen Inductionsstrome durcli 

 den entstehenden und verscliwindenden Diamag-netismiis beob- 

 achten und messen ohne Bewegimg des Diamagneten, wodurch 

 .sicli das Verfahren in manclier Hinsiclit vereinfaclit. Icb bentitze 

 hierzu einen Differentialinductor mit einem System von Commu- 

 tatoren in folgender Weise : 



Zwei dickdrahtige Spiralen (A und B) seien hintereinander 

 in den Kreis einer constanten Kette geschaltet; in ihren Hoiilun- 

 gen seien zwei nahe gleichbeschafifene Induetionsspiralen (r/ und 

 h) eingelegt. Die letzteren seien ebenfalls hintereinander; jedocli 

 entgegengesetzt durch ein Galvanometer gesclilossen. Auf das- 

 selbe wirkt beim Offnen und Scbliessen des Hauptstromes nur 

 die Differenz beider Inductionen und diese Differenz wird ganz 

 eliminirt, indem man zu der schwacber wirkenden Inductions- 

 spirale (z. B. b) nocb eine kleine Hilfsspirale binzufilgt, welehe 

 mit in den Galvanometerkreis eingescbaltet und durch eine 

 Mikrometerschraube so lange gegen die Hauptspirale (B) ver- 

 stellt wird, bis die galvanometrische Wirkung der Schliessung 

 und Offnung selbst bei kraftigem Hauptstrome verschwindet. 

 Legt man nun in die Mitte der anderen Eolle (a) einen magne- 

 tischeu oder diamagnetischen Korper ein, so gibt das Galvano- 

 meter nunmehr beim Sehliessen und Offnen des Hauptstromes die 

 Induction des entstehenden und verschwindenden Momentes. 



Allein dieses Verfahren (welches tibrigens in ahnlicher 

 Weise schon von Dove fiir schwach magnetische Korper, als 

 Nickel etc., empfohlen wurde) genligt durchaus noch nicht, urn 

 die ausserst schwachen Inductionsstrome durch diamagnetische 

 Substanzen w^ahrzunehmen. Hierzu bentitze ich ein combinirtes 

 Multiplicationsverfahren, ahnlich dem Weber'schen, jedoch mit 

 3 Commutatoren. 



Ein Commutator (I) w^echselt in sehr rascher Folge die 

 Stromrichtung in A und B. 



Ein zweiter Commutator (II), welcher durch denselben 

 Mechanismus bewegt wird, legt die Zuleitung- der Spiralen a und 

 /; zum Galvanometer derart um, dass alle luductionswirkungen 

 des Diamagneten, welehe in a beim Alterniren des Hauptstromes 

 entstehen, gieichgerichtet zum Galvanometer gelangen. Diese 

 gleichgerichteten Inductionsstosse (10 bis 12 pro Sec.) geben 



