70 



MISURE ASSOLUTE IH ALCUNI CONDENSATORI 



Quanto al galvanometro, mi sono valso di quello a grande resistenza di Siemens 

 e Halske, ma riunendo parallelamente i quattro rocchetti, così clie presentano una 

 resistenza di circa 310 ohm. 



Mi sono pure valso dell'altro galvanometro di piccola resistenza (0 ohm circa) , 

 ed inoltre di un terzo galvanometro di circa 32 ohm. L'ago di quest'ultimo oscillava 

 molto lentamente (un'oscillazione semplice in 28'), in guisa che non tremava punto 

 per effetto delle correnti che vi si mandavano ; ma le osservazioni riuscivano penose, 

 perchè lo zero si spostava continuamente. La durata dell'oscillazione completa degli 

 altri due galvanometri era di soli 7 secondi ; e però le 1 4 correnti alternate , che 

 vi si mandavano ad ogni secondo, li facevano vibrare rapidissimamente , e non era 

 più possibile far le letture sulla scala col cannocchiale. Ho pensato ricorrere all'ar- 

 tifizio di collocare davanti alla scala un cilindretto argentato e di far collimare il 

 reticolo, del cannocchiale con l'immagine della linea brillante che vi produceva un 

 lume per riflessione. Quando le correnti passavano pel galvanometro, e l'ago vibrava, 

 questa immagine si estendeva in un nastro splendente, che sulla scala avrebbe abbrac- 

 ciato circa 5 millimetri. Kegolava poi le resistenze B e G in maniera che il reticolo 

 cadesse nel mezzo di siffatto nastro. Eaccomando questo modo di osservazione come 

 sensibilissimo e comodo assai , poiché ho trovato che conduce a risultati concordanti 

 con quello solito di scegliere un galvanometro avente lunga durata d'oscillazione. 



Kiferisco in esteso alla Tavola Vili, per esempio, una sola serie delle osservazioni 

 fatte con questo metodo : e nella Tavola IX raccolgo i soli valori medi delle varie 

 capacità misurate col metodo stesso. 



SERIE Vili. 



Misura assoluta, col metodo Ròiti , del campione a lamine di mica 

 avente i^er capacità nominale !^ di micro faraday . 



Analogamente ho trovato pel campione a paraffina avente la ca- 

 pacità nominale di ]/, microfaraday C = 0.5045 



