DEI, PROF. ANTONIO RÒITI 69 



d'induzione mutua, se G è la resistenza totale del circuito indotto, e se si mandano 

 nel galvanometro n correnti di chiusura al secondo, esso riceverà una corrente d'in- 

 tensità media : 



(jr 



Dunque regolando le resistenze G ed 1! iu maniera che il galvanonietro non 

 devii, sarà: 



M 

 t«] '-GT,- 



Per mandare nel galvanometro le sole correnti di chiusura (o di apertura) e 

 le sole correnti di carica (o di scarica) servono i due inteiTuttori H e K, che si 

 trovano sopra uno stesso asse di rotazione e sono mossi da una turbina ad acqua, 

 con una differenza di fase di un quarto. 



Mentre K è chiuso, non passa nel galvanometro la corrente che, al chiudersi 

 di H, va a caricare il condensatore, uè la corrente che, all'aprirsi di H, si scarica 

 per AMRB: ma allora possono circolare nel galvanometro le correnti indotte. Ac- 

 cade il contrario quando K è permanentemente aperto. Neil' un caso e nell'altro il 

 galvanometro non deve deviare facendo andare la turbina che apre e chiude rapida- 

 mente il solo interruttore H: e non ho mai mancato di verificare se questa condi- 

 zione era soddisfatta. 



Quando poi i due interruttori agiscono insieme con un quarto di differenza di 

 fase nel loro periodo, si possono mandare nel galvanometro le sole correnti di sca- 

 rica e di chiusui'a. oppure quelle di carica e di apertura. Allora il galvanometro 

 non rimarrà a zero se non clie a condizione che i due sistemi di correnti sieno op- 

 posti e che sia verificata la [6]. 



Aumentando la resistenza R aumentano le correnti che vanno al condensatore 

 e diminuiscono le coiTenti indotte. Aumentando la G , queste diminuiscono e quelle 

 rimangono inalterate. 



Qualunque sieno G ed i? , il galvanometro non deve deviare se si riduce a 

 zero la capacità C in pari tempo che il coefficiente d'induzione M chiude sopra se 

 stesso uno o l'altro dei due rocchetti. Anche questa verificazione è sempre stata fatta. 



Per avere le correnti indotte mi sono valso del medesimo apparecchio che mi 

 ha servito nella determinazione dell'ohm (■'■). È un grande cilindro di marmo sul 

 quale è avvolto con ogni cura un solo strato di filo di rame sottilissimo : e questo 

 cilindro è abbracciato nel mezzo da un rocchetto composto di due fili ; in guisa che 

 dispongo di tre diversi coefticienti d'induzione, determinati con tutta l'esattezza possibile. 



Le resistenze G ed R venivano misurate volta per volta col ponte di Wheatstone, 

 e, fatte le correzioni per la temperatura, venivano ridotte a misura legale come ho 

 accennato pel Terzo Saggio. 



I*) Atti della R.Accad. di Torino, voi XVII, 1882 e voi. XIX, 1884 — A'uoi-o C'imewo, 1883, T.XV, 

 1884. — Reperlorium der Physik., voi. XX, p.6l5. — Conference internationale pour la délerminalion 

 des unités électriques. Procès-Verbaux, Paris, Iraprimerie Nationale, 1882 et 1884. 



