68 



MISURE ASSOLUTE 1*1 ALCUM CONDENSATOKI 



SERIE VII. 



Per questa via gli errori del costruttore risulterebbero alquanto minori che dal 

 saggio precedente. 



QULNTO SAGGIO. 



Misura assoluta delle capacità 

 partendo da un coefficiente d'induzione. 



Se sul cii-cuito d"uiia pila, nel quale passi una corrente d'intensità ?', si scel- 

 gono due punti A, B (fig. 5) , fra i quali sia compresa una resistenza B, e se questi 

 ^ punti si fanno comunicare con le 



armature di un condensatore di ca- 

 pacità C, il condensatore riceverà 



la carica : ^, t. • 



V Bì . 



Se fra il condensatore ed uno dei 

 punti medesimi si trova intercalato 

 un galvanometro e si ripete la carica 

 del condensatore n volte in un se- 

 condo, escludendo le correnti di scarica, passerà pel galvanometro una corrente d'in- 

 tensità media ^ _, „ 



J=-.nvB> . 



Se poi nel circuito della pila si trova un rocchetto induceute. e di fronte a 

 questo un rocchetto indotto che comunichi col galvanometro, se Jf è il coefficiente 



FiG. 5. 



