DEL PROF. ANTONIO RÒITl 65 



per rendere più semplice il calcolo numerico della formula [4]. Tuttavia devo notare 

 che i i-isultati ottenuti coi due galvanometri sono concordanti fino al millesimo. 



Per operare alternativamente la carica e la scarica del condensatore, J. J. Thomson 

 e Glazebrook s'erano serviti d'una semplice molla d'ottone portante in cima un pezzo 

 di ferro dolce che faceva da àncora ad un elettromagnete ove la corrente di alcune 

 Grove era periodicamente interrotta da un diapason elettromagnetico, del quale essi 

 determinavano la durata di vibrazione. La molla aveva due contatti di platino che 

 andavano ad urtare di qua e di là contro due ostacoli rigidi. Avevo cominciato 

 anch' io con un commutatore simile, ma non m" è riuscito di renderne regolare l'an- 

 damento per più di una diecina di minuti. In seguito ho ottenuto una regolarità 

 perfetta adoperando, invece della molla d'ottone , un secondo diapason che veniva ec- 

 citato dal primo. Questo secondo diapason, costruito dal mio meccanico, ed accen- 

 nato nella figura 4, è benissimo isolato sull'ebanite, ed ha due contatti di platino 

 all'estremità di un rebbio per modo che vibrando va a toccare due linguette ela- 

 stiche pure di platino, le quali si possono accostare più o meno per mezzo di viti 

 a scrupolo. I pezzi polari dell'elettromagnete si possono pure spostare a vite; ed i 

 due rami del diapason hanno due masse di piombo che si possono fissare in un punto 

 qualunque della loro lunghezza. 



II diapason eccitatore, di cui mi sono servito, è stato costruito da Duboscq a 

 Parigi. L'ho provveduto poi di due lastrine formanti una fenditura clie si apriva e 

 chiudeva ad ogni vibrazione, e l'ho collocato davanti al pendolo di un orologio per 

 determinare la durata d'oscillazione col metodo stroboscopico suggerito da Lord 

 Kayleigh (*). Oltre a ciò il secondo diapason , ossia quello eccitato, aveva in cima 

 ai rebbi due linguette metalliche perchè scrivesse la propria curva d'oscillazione sopra 

 un cilindro di Duhamel. Il pendolo dell'orologio faceva parte del circuito primario 

 di un rocchetto di Ruhmkorff, e lo chiudeva ed apriva ad ogni secondo sfiorando 

 una goccia di mercurio (unta di petrolio, come mi ha insegnato il prof. Quincke). II 

 circuito secondario del rocchetto terminava ad un capo col diapason scrivente ed al- 

 l'altro col cilindro, cos'i che ad ogni oscillazione del pendolo scoccava una scintillina 

 che lasciava la propria traccia sulla curva. Io poteva leggere comodamente il decimo 

 di vibrazione e, facendo le determinazioni per numeri pari di secondi (da 40 a 70) 

 e prendendo le medie, poteva spingere l'approssimazione molto più in là del deci- 

 millesimo. 



Applicando simultaneamente al diapason eccitatore il metodo ottico di Lord 

 Rayleigh ed al diapason eccitato questo metodo grafico, sono giunto a risultati per- 

 fettamente concordanti fra loro. Ma da un giorno all'altro la durata di vibrazione 

 andava variando un poco, fino a dare delle differenze che sono arrivate ad uno per 

 mille: e però non ho trascurato di determinare quella durata per ogni serie di os- 

 servazioni. 



Qui bisogna notare che è brevissimo il tempo durante il quale il condensatore 

 rimane chiuso sopra se stesso, od è in comunicazione coi poli della pila : non è che 



», Nature, voi. XVII, 1878, p. )2. 



Serie II. Tom. XXXVIII. 



