62 MISURE ASSOLUTE DI ALCUNI CONDENSATORI 



Medie delle capacità relative al condensatore (1,0), 

 registrate nelle ultime colonne delle tre serie precedenti. 



(1,0)' (1,0) (0,5) (0,5),. (0,2) (0,2)^ (0,1) 

 1,0043 1,0000 0,4988 0.5011 0,20052 0,2018P. 0,10112. 



Ora è chiaro che nei condensatori di un dato tipo la resistenza apparente, della 

 quale ho parlato poc'anzi, è maggiore per quelli che hanno minor capacità ; ed avendo 

 constatato, come vedremo nel Secondo Saggio, che è in ogni caso : 



f' (O. 2)* -^ pC 



e che quindi la correzione richiesta dalla [2] e da noi trascurata, risulterebbe sot- 

 trattiva per le capacità inferiori a (0, 2)#: ne viene di conseguenza che i valori re- 

 lativi da noi trovati per queste piccole suddivisioni del microfaraday sono alquanto 



maggiori del vero. 



Eiflettendo a ciò, possiamo conchiudere che: Gli errori relativi dei due micro- 

 faraday nominali, e delle loro frazioni, sono inferiori all'uno per cento. 



SECONDO SAGGIO. 



Confronto delle resistenze apparenti 

 di due condensatori. 



Dai calcoli di Glazebrook risulta che, tenendo abbassato permanentemente il 

 manipolatore M (fig. 2), l'intensità della corrente nel galvanometro, dopo un tempo 

 infinito, è data da: E [ S ^ \ 



[^] '^G\STp' R + pc) 



dove E è la forza elettromotrice della pila e G la resistenza del galvanometro. 



Per decidere quale fosse nel mio caso il verso della deviazione che corrispon- 

 deva ai valori positivi di i, ho cominciato col pon-e per (7 ed X i due condensatori 

 svizzeri (1,0)' ed (1,0), che hanno all'incirca la stessa capacità, ed ho preso la 

 resistenza R molto minore della S per cui risultasse certamente «>0. Poi, tenendo 

 aperto il tasto T per non guastare il galvanometro, ho chiuso in BM la pila P di 

 20 Danieli, e finalmente ho chiuso T. Il galvanometro mi ha dato una deviazione 

 definitiva verso i numeri minori della scala. Dunque una deviazione negativa del 

 galvanometro corrispondeva ad un valore positivo di i. 



Allora ho fatto i?=;8'=;7G00 ohm, e manovrando nella stessa maniera di dianzi, 

 ' ho veduto che la deviazione ultima del galvanometro era verso i numeri maggiori, e ne 



ho conchiuso: _-a ,-^,. „ - r, 



« < : p^^ 0, , pi,.„>' ^Pi,.oì 



ossia che le armature sono meglio isolate nel condensatore svizzero N. 2041, che non 

 è suddiviso. 



