DEL PROF. ANTONIO EÒITI 75 



scelti due punti di derivazione U, V, fra i quali è compresa la piccola resistenza h, 

 e la corrente derivata passa da V, pel reostata E e per a in U. Su questo con- 

 duttore si prendono due nuovi punti di derivazione Y, Z comprendenti la piccola re- 

 sistenza «, e la nuova corrente derivata va da 1' a Z per 5, 4, ed il galvanometro. 

 L'intensità della corrente nell'ultima derivazione è: 



m . . > B 



G + a R + b + a' S+F + b' 

 essendo : 



„'_ ^« . ,_{IÌ + a')b 



G+a' B + b + a 



Eliminando E fra la [7] e la [8] e riflettendo che G, R, S sono di qualche 

 migliaio di ohm, mentre a e h sono poche unità, si ottiene con approssimazione più 

 che sufficiente: 



^ (G + a){R + a + b){S+P + b ) J 

 ^ -■ '^~ ab ' l/ 



In questo saggio la pila era composta di 36 Danieli, ed il galvanometro era 

 quello grande di Siemens e Halske co' suoi quattro rocchetti in serie. 



Per esser certo che le cariche residue erano svanite, non osservava un conden- 

 satore se non dopo averlo lasciato chiuso sopra se stesso cinque ore almeno, mentre 

 che la durata della carica non arrivava mai a venti minuti. 



Cominciava ogni volta col fare una serie di osservazioni delle / corrispondenti 

 a vari valori della 7?. Poi chiudevo la pila sul condensatore e , badando al crono- 

 metro , notavo i valori I^ , che assumeva col tempo la corrente di carica. Chiudevo 

 l'esperienza con una nuova serie d'osservazioni delle I; e per eliminare gli errori 

 derivanti dalle piccole variazioni della forza elettromotrice , introduceva nella for- 

 mola [9] la media dei valori I ottenuti per una data R prima e dopo aver osser- 

 vato la corrente di carica. 



Per ogni condensatore si sono fatte almeno quattro di queste esperienze inver- 

 tendo la pila ed invertendo il condensatore. Ma ripeto che dall'una all'altra lasciavo 

 decorrere cinque ore almeno ; e ad onta di ciò i risultati non erano fra loro con- 

 cordanti come avrei desiderato, forse a cagione della temperatura. 



Le curve della figura 7 rappresentano i valori medi trovati per ogni conden- 

 satore e registrati nella XI Tavola numerica. Nelle ascisse 1' rappresenta un minuto, 

 nelle ordinate rappresenta mille megaohm. La curva P si riferisce al microfaraday 

 svizzero suddiviso, che ho indicato con (1,0), la curva 2' a quello semplice (1,0)', 

 e la 3" si riferisce ad un microfaraday a paraffina di Elliott Brothers. 



