60 



MISURE ASSOIJ.TE DI ALCUNI CONDENSATORI 



L'errore che si commette operando in tal guisa, non arriva al ■-> per 1000; 

 porcile a tanto non arriva la differenza fra la capacità complessiva di tutte le sud- 

 divisioni riunite insieme, e la somma delle capacità di esse determinate ad una 

 ad una. 



Adoperavo un grande galvanometro di Siemens e Halske con magneti a cam- 

 pana, e coi rocchetti formati complessivamente da 48324 giri di filo, ed aventi la 

 resistenza, quand'erano in serie, di circa 5000 ohm. 



Le due resistenze R ed *S' erano costituite da rocchetti avvolti in maniera che 

 la loro autoinduzione fosse minima , e venivano misurate ogni volta . o subito dopo 

 fatta la determinazione, con un buonissimo ponte costruito da Elliott Brothers e 

 graduato in unità britanniche. 



Per ciascuna capacità si facevano almeno due determinazioni di E variando S: 

 e si sono sempre ottenuti dei numeri concordanti fra loro fino al millesimo. Le 



medie di questi numeri sono registrate nella colonna — delle tabelle seguenti. La tempe- 

 ratura media è segnata sotto /. Nell'ultima colonna sono i rapporti fra le varie X e la 

 seconda, cioè i valori dei diversi condensatori relativi al condensatore (1,0). 



SERIE I. 



C è un condenaatore a landnc di mica 

 di circa V.^ di microfarad ny . 



