58 MISURE ASSOLUTE DI ALCUNI CONDENSATORI 



Non mi è stata fornita nessuna indicazione intorno ai materiali ed ai processi 

 di fabbricazione : ed io non mi sono creduto autorizzato ad aprire i condensatori , 

 così che ignoro come sieno disposti internamente. 

 Li ho sottomessi ai seguenti saggi: 



I. Li ho confrontati fra loro e con altri due campioni: uno a parattina 

 (Elliott Brothers di Londra) e l'altro a lamine di mica (Latiraer Clark, Muirhead and 

 C, Westminster), per verificare l'esattezza delle suddivisioni. 



IL Ho confrontato fra loro le resistenze apparenti che presentavano questi 

 diversi condensatori, dopo un minuto circa di carica. 



III. Ne ho determinato direttamente la capacità assoluta col metodo usato 

 da J. .1. Thomson C') e da Glazebrook (**), per cui bisogna misurare la durata di 

 vibi-azione di un diapason e tre resistenze. 



IV. Fatta la medesima determinazione pei due campioni sussidiari, ho calco- 

 lato coi valori relativi del primo saggio, la capacità assoluta dei condensatori che 

 dovevo esaminare. 



V. Ho pure determinato direttamente la capacità assoluta di tutti i conden- 

 satori suddetti, ricorrendo ad un metodo da me ideato (***), il quale richiede la co- 

 gnizione di un coefficiente d'induzione mutua e di due resistenze assolute. Coi valori 

 cos'i trovati pei due campioni sussidiari, e coi valori relativi avuti dal primo saggio, 

 ho calcolato le capacità assolute dei condensatori svizzeri. 



Ho confrontato fra loro i numeri ottenuti per queste vie diverse, che avrebbero 

 dovuto riuscire concordanti se l'isolamento delle armature fosse stato perfetto , e se non 

 avvenisse la cosidetta penetrazione delle cariche. Ma invece, com'era da prevedere, si 

 sono presentate delle discrepanze : e però ho creduto necessario anche il seguente : 



VI. Saggio, nel quale ho misurato come variavano col tempo le resistenze 

 apparenti dei vari condensatori. 



Kingrazio il dott. Franco Magrini per l'assistenza illummata e zelante che mi 

 ha prestato in queste determinazioni. 



PRIMO SAGGIO. 

 Confronto di due capacità. 



Il metodo, cui ho avuto ricorso, assomiglia molto al metodo che si segue di 

 solito per confrontare fra loro due resistenze mediante il ponte di Wheatstoue : ed 

 è stato discusso abbastanza completamente da K. T. Glazebrook (****). 



(*ì Philosopkical Transaclions of the Ro'jat Society, part 111, 1883, p. 707. 

 (•») Pkiloxophical Magaiine, voi. XVIII, 1884, p. 98. 



{**') Atti del R. Istituto Veneto, t. II, serie VI, 1884 Nuovo Cimento, t. XVI, p. ili). Repertorium 

 der Physik, XXI, 1885, p. Vili. 



;*•*•; Philosopkical Maqosine. voi. XI. p. 370. 



