MISURE ASSOLUTE 



ni 



ALCUNI CONDENSATORI 



MEMORIA 



Prof. ANTONIO ROITI 



Approvata ne II' adunanza del 20 giugno 1886 



S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio mi ha incaricato l'anno 

 scorso di rappresentare il nostro Governo nel Comitato intemazionale d'elettricità che 

 il Governo del Belgio aveva istituito presso l'Esposizione universale d'Anversa perchè 

 eseguisse i saggi degli apparecclii e delle macchine esposte : e (luel Comitato ha affi- 

 dato a me l'esame di certi condensatori che non si sono potuti studiare , per man- 

 canza di mezzi adatti , nel laboratorio dell' Esposizione. Per buona sorte avevo nel 

 mio laboratorio di Firenze gli strumenti di misura che il Ministero dell' Istruzione 

 Pubblica m'aveva concesso di provvedere per la determinazione dell'ohm: e cos'i ho 

 potuto corrispondere alla prova di fiducia del Comitato di Anversa. 



Ora che il mio lavoro è compiuto, mi permetto di comunicarlo anche a codesta 

 Accademia, con la speranza che possa riuscire di qualche interesse. 



I condensatori affidati al mio esame 



sono della Société des càbles système Ber- 

 thoud. Borei et C , Cortaillod, in Isviz- 

 zera: e sono due. 



II primo, portante il N. 2041, ha la 

 capacità nominale di un microfaraday e non 

 è suddiviso. Lo indicherò in seguito con la 

 notazione {\ , 0)'. 



Il secondo porta il N. 2045, è pure un k, 



microfaraday nominale ; ma è diviso in quat- 

 tro parti, e cioè 0,5 + 0,2 + 0,2 + 0,1. 



Indicherò questo condensatore (fig. 1) con (1,0), e le sue frazioni lispettivamente 

 con (0,3); (0,2); (0,2).^; (0,4) , e finalmente porrò : (O,.*))^ = (0,2) + (0.2)^ + (0,1). 



o 



o 



® 



(§) 



o 



FlG. 1. 



Serie II. Tom. XXXVIII. 



