420 SULLE DIFFERENZE DI FASE DELLE CORRENTI, ECC. 



tiche dei trasformatori, non si poteva ricorrere ad altri elettrodinamometri, che a quelli 

 industriali di Siemens. Ora i coefficienti di induzione che si avevano in tali strumenti 

 di misura erano parecchie migliaia di volte più piccoli di quelli proprii del trasfor- 

 matore ; tenerne conto sarebbe stato non solo inutile, ma impossibile. 



3. Il generatore secondario, sul quale furono eseguite tutte le esperienze de- 

 scritte in questa memoria, era del tipo Gaulard e Gibbs, modello a semplice colonna, 

 per la potenza di due cavalli dinamici. Le due spirali, primaria e secondaria, erano 

 formate con dischi di lastra di rame sottile, foggiati a corona circolare tagliata se- 

 condo un raggio, e congiunti insieme in modo da formare due eliche. Le spire di un'e- 

 lica erano alternate con quelle dell'altra ed isolate per mezzo di fogli di carta pa- 

 raffinata. Il nucleo di ferro, che era cilindrico, era amovibile , e veniva mutato per 

 ogni serie di esperienze. Il diametro esterno delle spire era 114 millimetri, l'interno 54 

 millimetri; il numero delle spire era di 455 per ciascuna spirale. Le resistenze erano' 

 quella della spirale primaria di 0,276 ohm; quella della secondaria di 0,285 ohm. La 

 spirale secondaria era formata di quattro parti uguali, che si potevano riunire in serie, 

 o per gruppi, o tutte in derivazione ; però dui-ante le esperienze esse stettero sempre 

 riunite in serie, formando per tal modo un'elica unica praticamente uguale alla primaria. 



Le correnti primarie erano generate da una macchina dinamoelettrica di Siemens 

 a correnti alternative, l'indotto della quale comprendeva otto spirali collegate in serie. 

 In essa perciò si producevano otto inversioni di corrente per ogni giro dell'albero. La 

 velocità di rotazione della macchina era indicata in modo continuo da un tacometro 

 di Buss, e veniva controllata, durante ciascun esperimento, almeno due volte, per mezzo 

 di un contagiri. Un grande reostato industriale a fili di rame serviva a regolare la 

 intensità della corrente primaria. Per introdurre, nelle singole esperienze, le necessarie 

 resistenze nel circuito secondario, servivano grandi spirali di filo di argentana, avvolte 

 in doppio, a grandi spire, e praticamente prive di induzione propria. 



Come strumenti di misura si adoperarono, come si è già detto, tre elettrodina- 

 mometri per forti correnti costrutti dalla fabbrica Siemens ed Halske di Berlino. In 

 essi, come è noto, la spirale fissa è fatta con pochi giri di filo, e la spirale mobile 

 è costituita da una semplice spira rettangolare di un grosso filo di rame. Tale spira 

 sospesa viene i-icondotta nel piano di riposo, perpendicolare a quello delle spire fisse, 

 col mezzo della torsione di una molla a spirale, e le misure si fanno leggendo l'an- 

 golo di torsione a ciò necessaiio. I coefficienti di induzione propria delle spirali dei 

 descritti strumenti erano affatto insensibili a fronte di quelli grandissimi del genera- 

 tore secondario ; ed essendo sempre la spira mobile in un piano perpendicolare a quelli 

 delle fisse, non si aveva tra queste e quella alcuna induzione mutua. 



Collocati i tre elettrodinamometi-i nelle posizioni dove essi stettero poi durante tutte 

 le esperienze, essi vennero collegati tutti in serie, ed inserti nel circuito secondario del 

 generatore secondario per il confronto preliminare, del quale si è detto all'art. 1. Col 

 reostato a filo di rame esistente nel circuito primario e colle resistenze inserte nel cir- 

 cuito secondario si fece passare la intensità della corrente negli elettrodinamometri per 

 tutta la serie di valori che dovevano occorrere nelle esperienze principali. Si fece così 

 una serie di letture simultanee «„ , y^ , fi^ , colla quale si potè constatare la costanza 



